8 Histoire de l'Académie Royale 

 eu reçu dans un vaiffêau auffi cylindrique rempii d'eau, & 

 dont l'ouxerture e(ï fermée par une plaque ronde de nictal ; 

 cette plaque e(l percée en fon milieu d'un trou rond plus giand 

 qu'il n'ed nccelttire pour pafîèr le col de l'cleflromètre , &; il 

 doit être retenu au centre de cette ouverture par un carré de 

 quatre fils d'argent très-fins attachés iùr la platine dont nous 

 venons de parler, qui lui laiffent la liberté de fe mouvoir & de 

 gliffer de haut en bas ou de bas en haut , fans lui permettre 

 de s'approcher d'abord de l'ouverture de la platine : ce col 

 doit être auffi terminé par une platine ronde de métal , qui y 

 eft attachée perpendiculairement par (on centre. L'éledro- 

 mètre a dans fon intérieur une petite quantité de mercure, 

 qui fert , pour ainfi dire , à le lefter & à l'empêcher de s'in- 

 cliner ; elle doit être telle que le tout étant en repos , fon 

 fond touche prefque celui du vaiffêau qui le contient. 



Dans cette fituation , la plaque qui ferme l'ouverture de 

 ce vailfeau eft le plus près qu'il eft poffible de celle qui tient 

 au col de i'éleiflromètre , 8c le tout demeuiera en cet état 

 tant qu'aucune caufê étrangère ne rompra cet équilibre; mais 

 iorfqu'on communiquera l'éleélricité à toute cette machine, 

 alors les deux platines , devenues éleiflriques , tendront mutuel- 

 lement à s'écarter, & cette répulfion fera le même effet que 

 fi le poids de l'éleélrométre étoit diminué reluti\ ement à celui 

 de l'eau ; il s'élèvera donc jufqu'à ce que le poids de la partie 

 du col qui fera fortie de l'eau, foit égal à la force rcpulfne 

 communiquée aux deux platines, Se par conféquent les diffé- 

 rentes afcenfions de la platine feront pioportionnelles à cette 

 force. 



La difficulté étoit de mefurer les mouxemens de cet inf- 

 tniment : un corps éleélricjue ne peut fè trouver dans le 

 voifinaije d'un qui ne l'eft pas, fins lui communiquer une 

 partie de fon éleélricité , & i'Ob(er\'ateur eût fiàienient ablorbé 

 i;ne partie de celle de l'élecftromètje lorfqu'il s'en fêroit appro- 

 ché pour mefurer fon élévation. 



M''' d'Arcy & le Roy ont trouA'é un remède à cet incon- 

 l'énient ; un cadre fermement arrêté à quelque diftance de 



I'éleiflromètre , 



