14 Theodor Homén. 



Naclidem auf der Haide und auf dem Moore mit einem eisernen Piston 

 desselben Durchmessers wie der des Tliermometerhalses ein schräges Locli in 

 den Boden bis zu der gewünschten Tiefe gebolirt worden war, wurde das 

 Thermometer ohne irgend jede Hülle in dieses Loch eingesenkt, so dass die 

 Mitte der Kugel die gewünschte Tiefe unter der Oberfläche des Bodens ein- 

 nahm. Die Länge der Thermometerhälse war so gewählt, dass bei ungefähr 

 45" Neigung des Loches gegen die Lotlinie, der unterste Theil der Skala 

 gerade im Niveau der Bodenoberfläche stand. 



Für 10 cm Tiefe waren die Thermometer und die Einstellung derselben 

 gleich den oben beschriebenen, nur war die Neigung der Instrumente gegen 

 die Lotlinie grösser, etwa 60'-. Für 5 bis 1 cm Tiefe hatten die Thermometer 

 kleine Kugeln und waren mehr und mehr horizontal in den Boden eingesteckt. 

 Durch Nachfühlen mit einer feinen Nadel, welche durch die bedeckende Boden- 

 schicht hineingestochen wurde, konnte man die Tiefe der Kugel kontroUiren. 



Da nun diese Thermometer ohne jede Hülle waren, war die nur von dem 

 schmalen Rohre verursachte Störung in der "Wärmeleitung von der Boden- 

 oberfläche zur Tiefe der Thermometerkugel eine unbedeutende, wie auch die 

 beim Einführen der Thermometer in den Boden verursachte Störung der Dich- 

 tigkeit der Bodenschichten keine Bedeutung haben dürfte. Da ausserdem 

 die Thermometer schon, um bequemer abgelesen werden zu können, schräg 

 standen und der hauptsächlichste Wärmeaustausch zwischen den Bodenlagern 

 natürlich in vertikaler Richtung geschieht, werden diese Einflüsse immerhin 

 verschwindend. Man muss also annehmen, dass die Thermometerkugel wirklich 

 diejenige Temperatur annimmt, welche bei ungestörtem Zustande des Bodens 

 an dem Platze der Kugel vorhanden wäre. 



Auch in den Granitfelsen waren schrägstehende Löcher von etwa 2 cm 

 Durchmesser eingebohrt, das betreft'ende Thermometer bis zur gewünschten 

 Tiefe in das Loch eingeführt, und der Raum zwischen dem Thermometerhals 

 und den Wänden des Loches mit feinem Sand ausgefüllt worden. Die Nei- 

 gung der Löcher gegen die Lotlinie war für 70 cm Tiefe etwa 15°, für die 

 kleineren Tiefen immer grösser und grösser, für 10 cm Tiefe etwa 50°. Die 

 Länge der Thermometerkugel in 10 cm Tiefe war, von der der übrigen ab- 

 weichend, nur 1,5 cm. 



Für 5 und 2 cm Tiefen wurden auch hier wie an der Haide und am 

 Moore Thermometer mit kleinen Kugeln angewandt; die Löcher wurden schmä- 

 ler und mehr horizontal gebohrt. Für 1 cm Tiefe gelang es nicht ein pas- 

 sendes Loch anzubringen, sondern wurde nur eine schmale etwa 1,3 cm tiefe 



