16 Theodor Homén. 



Die Thermometer wurden nach zunehmender Tiefe fächerförmig in schwacher 

 Curve, mit der Conkavseite nach Norden, aufgestellt, und, da sie nach Süden 

 geneigt waren, von der nördlichen Seite abgelesen. Der horizontale Abstand 

 zwischen den einzelnen Thermometern war etwa 1 dm. Am Beobachtungs- 

 platze auf der Moorwiese war das Gras ziemlich kurz gemäht. Jedoch war 

 die Gras- und Moordecke hier viel dichter als auf der Haide, wo die Gras- 

 decke so arm war, dass der nackte Boden fast überall hervorleuchtete. 



Der mögliche Einfluss des Druckes der umgebenden Bodenschichten auf 

 die Kugel kann nicht gross gewesen sein. Denn erstens waren die Wände 

 der Kugel recht stark, sodass in den längsten Thermometern bei 0° der grosse 

 Druck des etwa 80 cm langen Quecksilberfadens beim Heben des Thermo- 

 meters aus horisontaler Lage in eine vertikale eine Senkung von nur etwa 

 OV« bis 0°,08 verursachte. Ein ebenso grosser äusserer Druck würde also, 

 da hierdurch keine Kompression des Quecksilbers verursacht wird, eine Erhö- 

 hung von nur etwa 0",04 bis 0",06 verursachen. Zweitens waren ja im Voraus 

 in die Erde zweckmässige Löcher angebracht, in welche die Thermometer ein- 

 gesenkt wurden, und worin sie, obgleich dicht an die Wände anschliessend, 

 jedoch leicht umgedreht oder in die Höhe gehoben werden konnten, was schon 

 deutlich zeigt, dass sie keinen nennenswerthen Druck erlitten. Bei direkten 

 Versuchen, wo die Kugel von zwei entgegengesetzten Seiten einen, aus der 

 Friktion beim Umdrehen des Thermometers zu schliessen, jedenfalls viel grös- 

 seren Druck als den obenerwähnten erlitt, war die Steigung des Quecksilbers 

 ganz klein, und bei Hervorrufen eines mehr allseitigen Druckes auf die Kugel- 

 cylinder, wie es im Boden der Fall war, muss der Einfluss viel kleiner sein. 



Um die Korrektionen für die Abweichung der Temperatur des Queck- 

 silberfadens von der der Kugel so klein wie möglich zu bekommen, wurde bei 

 den Thermometern für 10 cm und grössere Tiefen erstens das Kapillarrohr 

 für den Quecksilberfaden im Thermometerhalse so fein wie nur möglich, die 

 Kugel dagegen, wie schon gesagt, sehr gross gewählt. Ferner wurde für diese 

 Thermometer eine bei Null Grad beginnende Skala benützt, um eine unnötige 

 Länge des Quecksilberfadens im Skalarohre zu vermeiden. Hierdurch gelang 

 es' wirklich die erwähnten Korrektionen recht klein zu erhalten. Da indessen 

 für die grösseren Tiefen die Temperatur in Hundertstelgraden abgelesen und 

 angegeben wird, so müssen die erwähnten Korrektionen hier allerdings in Be- 

 tracht genommen werden. 



