Die täglichen Temperatur schioanlmngen im Boden. 17 



Für diese grösseren Tiefen, beim Felsen von 40 cm, an der Haide 

 von 30 und am Moore schon von 10 cm an, sind nämlich die Tagesampli- 

 tudeu schon so klein und oft auch für lange Zeit die Temperaturdifferenzen 

 zwischen den verschiedenen Tiefen so unbedeutend, dass, wenn man ein ganz 

 korrektes Bild über den Temperaturverlauf im Boden erhalten, unter ande- 

 rem die Zeitpunkte für Temperaturmaxima und -minima mit einiger Genauig- 

 keit bestimmen will, man die Temperaturen hier in Hundertstelgradcn mes- 

 sen muss. 



Für die betreffenden langen Thermometer wurde die Korrektionskonstante 

 wegen ungleicher Erwärmung des Quecksilberfadens im Thermometerhalsc 

 und in der Kugel so untersucht, dass in einem Zimmer, wo die Temperatur 

 konstant auf etwa 16" stand und wo die Thermometer einige Zeit gewesen 

 waren, die Thermometerkugel (nebst etwa 3 cm des untersten Rohrtheiles) in 

 schmelzendes Eis gebracht wurde, während der übrige Theil des Thermo- 

 meters frei in der Luft stand. Das Eis wurde mit einem wollenen Tuch 

 bedeckt, damit es nicht eine Abkühlung der am nächsten liegenden Luft- 

 schichten und Theile der Thermometerrühre hervorrufen sollte. Die Luft- 

 temperatur wurde in jedem Falle in unmittelbarer Nähe der Thermometerrühre 

 gemessen. 



Nachdem der Thermometerstand abgelesen war, wurde jetzt das ganze 

 Thermometer, wie früher in vertikaler Stellung, in schmelzendes Eis gebracht, 

 und von neuem abgelesen. Der so gefundene Temperaturfall ist natürlich 

 durch Abkühlung des Thermometerrohres (mit Abrechnen der drei untersten 

 Centimeter desselben) von etwa 16- bis 0" verursacht. 



Dieser Einfluss der Abkühlung des Thermometerrohres zeigte sich bei 

 verschiedenen Thermometern recht verschieden. Natürlich ist für die kürze- 

 ren Thermometer der Einfluss der Abkühlung des Quecksilberfadens kleiner, 

 aber auch für die längsten und ungefähr gleich langen Thermometer variirte 

 der beobachtete Temperaturfall zwischen etwa 0'',2 und 0",6. Die Thermo- 

 meter waren auch zu verschiedenen Zeiten bestellt. Wo die Korrection gross 

 war, war das Kapillarrohr leider nicht fein genug genommen. 



Bei einigen Thermometern wurde das Kapillarrohr auf eine allenthalben 

 gleiche Weite hin geprüft. In einem grossen Komparationsapparat wurde das 

 Fallen des Quecksilberfadens im Tiiermometerhalse bei zunehmender Kälte 

 beobaclitet. Das Fallen des Quecksilbers erwies sich als der Temperatur- 

 abnahme gut proportional, und daher der Durchschnitt der Röhre konstaut 

 an ihren verschiedenen Theilen. Die auf diese Versuche sich stützende Be- 

 rechnung der Korrektionskonstante für ungleiche Erwärmung des Quecksilbers 



