Die täglichen Temi^eraturschivarikungen im Boden. 19 



setzen, den linearen Ausdehnungskoefficienten des Jenaer Thermometer-Glases 

 nach Landolt und Börnstein ^) gleich 



0,0000081, 



den kubischen Ausdehnungskoefficienten also gleich 



0,0000243 



und also die Korrektionskonstante (die Verlängerung in Skalonthcilen eines 

 Quecksilberfadens von der Länge eines Skalentheils bei 1" Temperatursteige- 

 rung) gleich der Differenz 



0,000157 



zwischen den angeführten kubischen Ausdehnungskoefficienten des Quecksilbers 

 und des Glases. 



Die Korrektionen werden also sehr klein. Wenn das Thermometer z. B. 

 15° zeigt, die Temperatur des Fadens aber 10" höher ist, so wird die Kor- 

 rektion gleich 



— 1 5 X 10 X 0",000157 = — 0>2355 



oder abgerundet nur 



— 0^02. 



Die in den untenstehenden Tabellen zu den beobachteten Zahlen ange- 

 brachten Korrektionen schwanken zwischen 



+ 0>2 und — OVs. 



Die einzige Schwierigkeit bei der Bestimmung dieser Korrektionen besteht 

 in dem Auffinden der wirklichen Temperatur des Quecksilberfadens. Bei 

 trübem Wetter kann man wolil annehmen, dass die Temperatur des Queck- 

 silberfadens der Temperatur der umgebenden Luft recht nahe kommt. Bei 

 ruhigem Wetter, wenn die Sonne scheint, oder die Ausstrahlung in der Nacht 

 stark ist, können doch Abweichungen leichter eintreten. Im Sonnenschein 

 steigt wohl die Temperatur innerhalb der Thermometerhülle über die Luft- 

 temperatur, bei starker Ausstrahlung in der Nacht kann sie vielleicht ein 

 wenig unter die Lufttemperatur sinken. Ich habe in diesen Fällen dem 

 Quecksilberfaden eine Temperatur nahe dem Mittel zwischen der Lufttempera- 

 tur und der Temperatur eines auf dem Grase oder locker auf dem Felsen 

 liegenden Thermometers gegeben. Der mögliche Fehler, welcher hierdurch in 



') Landolt und Börnstein: Physikalisoh-Chemisclie Tabellen, zweite Auflage, Tabelle 46 b, Seite 98. 

 Berlin 1894. 



