22 Theodok Hümi^;n. 



Alle meine in Zehntelgrade eingetheilten Thermometer, welche für die 

 grösseren Tiefen (von 5 und 10 cm an) angewandt wurden, und einige für die 

 Oberflächeuschichten angewandte in Fünftelgrade eingetheilte Thermometer waren 

 aus Jenaer Glas hergestellt (von Christian Nissen in Helsingfors bezogen). 



Um die Ablesung derselben leichter und sicherer zu machen, waren die 

 Gradtheile auf der Skala gross genommen, etwa 12 bis 13 mm für die in 

 Zehntelgrade eingetheilten Thermometer. Um die Zerbrechlichkeit der Instru- 

 mente zu vermindern, war es wiederum wünschenswerth die Skala, oder den 

 Theil der Thermometer, welcher in die Luft hinausragen sollte, so kurz wie 

 möglich zu machen, und wurde darum die Skala der verschiedenen Thermo- 

 meter nicht auf höhere Temperaturen angepasst, als dass die Thermometer 

 die höchste vermuthete Temperatur an den betreffenden Plätzen und Tiefen 

 wohl angeben konnten. 



Die übrigen, in ganze Grade eingetheilten Thermometer waren einfacher 

 Art, aber auch recht gut. 



Alle Thermometer wurden mit dem Normalthermometer der hiesigen 

 Meteorologischen Central-Anstalt, Tonnelot nr 4920 (alle nöthigen Korrektio- 

 nen für Kaliberfehler, äusseren und inneren Druck, Depression des Nullpunktes 

 und für Fehler des Fundamentalabstandes angebracht), verglichen, und die so 

 ermittelten Korrektionen auf das Wasserstoffthermometer bezogen. Die Kom- 

 paration der längsten Thermometer war recht schwer, und man musste, obgleich 

 der Komparationsapparat sehr gross war, wegen der herausragenden Tlieile 

 der Instrumente auch die Lufttemperatur des Zimmers der Temperatur im 

 Apparate gleich machen. 



Für einige dieser Thermometer war die Korrektion des Nullpunktes be- 

 merkenswert gross, viele Zehntelgrade betragend, wahrscheinlich darauf beru- 

 hend, dass beim Markiren des Nullpunktes sich nicht der ganze Hals in Eis 

 befand. Da gleichwohl die ermittelten Korrektionen sehr gleichmässig, beinahe 

 linear bei steigender Temperatur abnehmen, so kann die LTnsicherheit bei 

 Anbringung der Korrektionen überhaupt nicht gross gewesen sein. 



Wo die Korrektionen in Hundertstelgraden angegeben werden sollten, 

 wurden sie Korrektionskurven entnommen, welche für jedes Thermometer auf 

 Millimeter-Papier graphisch ausgezogen wurden. 



Während im Ganzen 16 Tagen Avurden also im Sommer 1893 gleich- 

 zeitige stündliche Beobachtungen an den verschiedenen Beobachtungsplätzen 



