Die Wärmestrahlung zwischen Himmel und Erde. 103 



Temperatur wie die vorige erwärmt ') — habe ich die Angströmsche mit zwei 

 Platten gewählt. 



Der grosse Vortheil dieser Methode besteht darin, dass die Resultate sich 

 von der Wärmeabgabe der Kalorimeterplatten durch Strahlung und Convection 

 zur Umgebung unabhängig ergeben, dass also die Bestimmung des Abküh- 

 lungskoefficieuten überflüssig wird, indem der Einfluss der Abkühlung der einen 

 Platte durch die gleichzeitige Abkühlung der anderen zum grössten Theil 

 kompeusirt wird. Weiter ist diese Methode eine absolute, d. h. die Resul- 

 tate können unmittelbar in absolutem Maasse angegeben werden, ohne Ver- 

 gleich mit einem anderen absoluten Aktinometer. Schliesslich kann diese 

 Methode zu einer selbstregistrirenden ausgebildet werden. 



Die unvermeidlichen Schwierigkeiten wiederum, welche hinzukommen, da 

 man anstatt der grossen Intensität eines Bündels paralleler Sonnenstrahlen 

 die Gesamtstrahlung in allen Richtungen gegen das Himmelsgewölbe, welche 

 Strahlung oft noch recht schwach ist, messen will, sind, wenn man von der 

 Augström'schen Methode ausgeht, gar nicht grösser, theilweise kleiner, als 

 wenn man Methoden mehr ähnlich den anderen obengenannten befolgt. 



Handelt es sich um ein Bündel paralleler Sonnenstrahlen, kann mau den 

 verhüllenden Schirm (oder in Violles Methode die Öffnung der Hülle) so klein 

 wählen und in solcher Entfernung vom bestrahlten Körper aufstellen, dass alle 

 Nebeneinflüsse des Schirmes sehr klein sind. Nicht so, wenn die Strahlung 

 gegen den ganzen Himmel in Frage kommt. Der Schirm, welcher über den 

 strahlenden Körper gestellt wird um die Strahlung zu unterbrechen, muss 

 recht gross sein, wodurch er auch andere Einflüsse auf die Temperatur dieses 

 Körpers haben kann, namentlich durch Hemmung der Luftbewegungen um den 

 Körper. Besonders bei dem Violle'schen Aktinometer, wo der bestrahlte 

 Körper in einer Hülle sich befindet und wo, um richtige Resultate zu erhalten 

 keine Luftbewegungen vor sich gehen dürfen, muss natürlich die grössere 

 Öffnung, welche nöthig ist um einen grösseren Theil des Himmels dem akti- 

 nometrischen Körper zu entblössen, grössere Luftbewegungen ermöglichen und 

 merkliche Störungen in der Arbeit des Apparats mit sich bringen. Bei der 

 Augström'schen Methode mit zwei kleinen frei stehenden Platten dagegen kann 

 man wohl den Schirm recht gross nehmen, ohne dass er einen allzu störenden 

 Einfluss auf die Luftbewegungen hat. 



Der Grundprincip der Angström'schen Methode ist folgender. Zwei ein- 

 ander ganz ähnliche, der Sonnenstrahlung ausgesetzte kleine Kupferplatten 



') K. Ångström, Nova Acta R. S. S. üpsaliensis, Ser. 3, Vol. 16, nr 6, 1893. 



