Die Wärmestrahlung zwischen Himmel und Erde. 107 



4,4 Meter breites Dach von weisser Zeltleinwand über die Hütte in 0,5 Meter 

 Höhe über dem Dach gespannt. Hierdurch wurden grosse Temperaturschwan- 

 kungen in der Hütte vermieden, während dagegen Licht in hinreichender 

 Menge durch das weisse Tuch und das Glasdach eintrat, um die Galvanometer- 

 Ablesungen zu ermöglichen. 



Die Aktinometer. 



Die beiden Apparate, welche ich für die beabsichtigten Wärmestrahlungs- 

 messungen konstruirte, sind in Figur 1 und 2 auf Planche VII abgebildet. 

 Sie wurden beim Mechaniker Heni'iksson in Helsingfors nach meinen direkten 

 Vorschriften verfertigt. Der in Figur 1 abgebildete Apparat wurde vorzugs- 

 weise am Tage, der andere vorzugsweise in der Nacht benutzt. Deshalb nenne 

 ich auch, obgleich sie oft des Vergleiches wegen beide zur selben Tageszeit 

 angewandt wurden, den ersteren kurzweg den Tagesapparat, den letzteren den 

 Nachtapparat. 



Die beiden Kupferplatten «i a^ des Tagesapparats hatten die Form abge- 

 stumpfter Kegeln. Die obere, grössere Basis hatte einen Durchmesser von 

 24.0, die untere einen von 16. o mm. Die Dicke war 5.2 mm. Die obere 

 Fläche war geschwärzt, und zwar in der von Chwolson ^) empfohlenen Weise, 

 welche Mechaniker Rohrdauz vorgeschlagen hat. Die Mischung von 60 % Spi- 

 ritus und 40 7o gewöhnlichem Tischler-Holzlack mit Zusatz von vorgeschriebe- 

 ner Menge besten Kienrusses wurde in zweckentsprechender Weise auf die 

 Platte gestrichen. Nachher wurde die Fläche über einer Stearinkerzenflamme, 

 in welcher ein Messingdrahtnetz gehalten wurde, berusst. Auch bei meinen 

 Versuchen erwies sich diese Methode als sehr tauglich. Sie ist einfach aus- 

 zuführen und die trockne Schicht der aufgestrichenen Mischung haftete gut an 

 den Kupfer an und war sehr dauerhaft. Nur musste natürlich die oberste 

 Kussschicht von Zeit zu Zeit erneuert werden. 



Die untere Basis und die Seitenflächen der Platten wurden galvanisch 

 versilbert und ausserdem polirt. 



Um die unvermeidliche Wärmeableitung durch die Kupfer- und Neusilber- 

 dräiite des Thermoelementes etwas zn vertheilen, sodass nicht der besser 

 leitende Kupferdraht die Wärme auch gerade von der Stelle der Platte weg- 

 ziehen sollte, wo die Kontaktstelle zwischen Kupfer und Neusilber sich befin- 

 det, wurden sie nicht zusammen, sondern an verschiedenen Stellen der Platte 



') Chwolson: Actinomrtrische Untersuchungen etc. Seite 116. 



