108 Theodor Homén. 



eingeschraubt, der Neusilberdraht hh im Centrum, am Boden einer 2 mm 

 tiefen Aushöhlung an der Unterseite der Platte, die Kupferdrähte cc näher am 

 Rande der Platte. Die etwa 2 mm langen, 0,8 mm dicken Endtheile dieser 

 bis 1 mm in die Platten eingeschraubten Drähte werden in kalorimetrischer 

 Beziehung als zu den Platten selbst gehörend gerechnet. Noch sind an die 

 Mantelflächen der Platten drei ganz kleine versilberte Kupferösen eingeschraubt, 

 von welchen aus zum Tragen der Platten dünne Seidenschnüre zu den Spitzen 

 der beiderseitigen drei Endverzweigungen des Halters dd gespannt sind. Diese 

 ganze Einrichtung zum Erhalten der Platten in ihrer bestimmten Lage ist 

 doch nicht unumgänglich nothwendig, wenn man nur den Apparat immer mit 

 grösster Vorsicht behandelt. Die Stütze, welche die eingeschraubten Kupfer- 

 und Neusilbeldrähte den Platten verleihen, ist nämlich, trotz dem dass diese 

 Drähte unter den Platten an der dünnsten Stelle nur etwa 0,6 mm dick 

 waren, nicht so gering wie man es vielleicht vermuthen könnte. Zum Schutz 

 der Platten wurden beim Nichtgebrauch des Apparates auf die drei Endver- 

 zweigungen des Halters dd kreisrunde Aluminiumdeckel aufgesetzt. Alle ïheile 

 des Apparats bestanden, soweit nicht ausdrücklich anders bemerkt, aus Mes- 

 sing, welcher gut polirt, theilweise vernickelt, wie der Halter dd^ waren. 

 Das Gewicht der beiden Kalorimeter war 



Bei der Bestimmung des Wasserwerthes der Kalorimeterplatten stiessen 

 wir auf den hier recht unangenehmen Umstand, dass die specifische Wärme 

 des Plattenmaterials mit der Temperatur recht stark wächst. Auffallender- 

 weise ist in einer Vielzahl ausführlicher Arbeiten in der Aktinometrie dieser 

 Umstand nicht beobachtet oder jedenfalls nicht berührt worden. 



