110 Theodor Homén. 



etwa VioTO derjenigen eines Daniell'schen Elementes) so dass man den elektri- 

 schen Leitungswiderstand der ganzen Leitung so klein wie möglich machen 

 muss, damit die Stromstärke nicht zu klein wird. Die Drähte sollen also 

 hinreichend dick und möglichst kurz genommen werden. Andrerseits wiederum 

 müssen die Drähte, wenigstens in der Nähe der Platten, so fein sein, dass 

 die Wärmeableitung durch dieselben nicht störend auf die Temperatur der 

 Platten einwirkt. 



Die Frage der Wärmeableitung durch die Drähte ist von Chwolson *) 

 theoretisch eingehend untersucht. Es zeigte sich, dass die Wärmemengen, 

 welche durch massig dünne Drähte von Platten von z. B. derselben Grösse 

 wie die unsrigen abgeleitet werden, gar nicht unbedeutend sind. Durch einen 

 unendlich langen Kupferdraht von 1 mm Dicke wird also bei konstantem 

 Temperaturzustand etwa ein Zehntel und durch einen gleichbeschaffenen Neu- 

 silberdraht drei Hundertstel der Wärme abgeleitet, welche die Platte durch die 

 obere Fläche empfängt. Chwolson schlägt daher vor, man möge sich so ein- 

 richten, dass der Draht ebenso viel und zur selben Zeit wie die Platte selbst 

 wechselweise von der Sonne erwärmt oder im Schatten abgekühlt werde, wo- 

 durch der Wärmetransport von der Platte zum Draht natürlich aufhöre. Dies 

 stellt sich doch in der Praxis recht schwer, aber wenn man bedenkt, dass bei 

 der Angström'schen Methode der Einfluss der Wärmeleitung durch diese 

 Drähte von der einen Platte durch die Leitung von der anderen so ziemlich 

 in derselben Weise wie die Wärmeabgabe überhaupt zur Umgebung kompen- 

 sirt wird, so Avird die erwähnte Fehlerquelle, wenn man die Drahtenden dünn 

 nimmt, ganz klein sein und, wenn die Temperaturdifferenz ô der Platten immer 

 klein bleibt, vernachlässigt werden können. 



Dem mittelsten horizontalen Theile des Neusilberdrahtes gab ich eine 

 Dicke von 5 mm, und den Kupferdrähten eine solche von 4 mm. Die an die 

 Platten stossenden Endstücke wurden doch bedeutend feiner genommen, so 

 dass, von der Platte aus gerechnet, die Dicke der Drähte in angegebener Ent- 

 fernung von der Platte etwa war 



*) Chwolson, Actinometrisclie Untersuchungen etc., Cap. VIII 1. c. 



