112 Theodor Homén. 



sehr selten benutzt. Der elektrische Leituugswiderstand der beiden Kupfer- 

 drahttheile am Apparate, von der Mitte des Zapfens bis zum Ende gerechnet, 

 betrug für beide zusammen 



0,00462 Ohm. 



Der Widerstand der beiden etwa 2,7 Meter langen gut übersponnenen 

 Kupferdrähte, welche den Strom zum Galvanometer oder eigentlich zum Kom- 

 mutator leiteten, war für beide zusammen 



0,00874 Ohm 



und der Widerstand in der ganzen oben beschriebenen Leitung also nur 



0,06056 Ohm. 



Direkte Messungen dieses Gesamtwiderstandes ergaben auch innerhalb 

 der Grenzen der Beobachtungsfehler denselben Werth. Doch musste man darauf 

 acht geben, dass die Kontakte bei den Zapfen n n vollständig gut waren ; auch 

 war es bei den unten beschriebenen Versuchen recht mühsam, die betreffen- 

 den Drahtenden draussen im Freien vollständig rein und blank zu halten. 



Um nun die Wärmestrahlung gegen den Himmel zu messen, wurden die 

 Platten durch die kleinen, in allen Richtungen drehbaren und verschiebbaren 

 Schirme e e, aus doppelten Aluminiumplatten bestehend, gegen die direkte Son- 

 nenstrahlung geschützt, und ein grösserer Schirm wie z. B. der auf der Figur 

 mit f bezeichnete wechselweise über die eine und andere Platte geschoben. 

 Die kleinen Schirme gegen Sonnenstrahlung waren 4 cm im Durchmesser, aber 

 auch solche von 5 cm Durchmesser wurden bisweilen angewandt. Bei Messung 

 der Sonnenstrahlung wurde die Verstellung der auf dem Träger /• beweglichen, 

 die Platten e tragenden Arme durch einen Gehülfen nach Bedarf ausgeführt. 



Die gegen die Himmelsstrahluug angewandten Schirme waren von ver- 

 schiedener Form und Dimension. Der am meisten angewandte und auch 

 auf der Figur abgebildete bestand aus zwei Trichtern aus Aluminiumblech, 

 welche an einander, der grössere über den kleineren, durch Ebonitzapfen und 

 Schrauben befestigt waren. Der Scheitelwinkel war 90°, der Basisdurchmesser 

 des inneren Trichters war 10,6, der des äusseren 12,4 cm. Damit die Luft 

 zwischen und unter den Schirmen besser cirkuliren, die beim Sonnenschein 

 erwärmte Luft z. B. besser aufsteigen könne, waren beide Trichter oben oifen 

 und mit kleinen Röhren, einer Art Schornsteinen, versehen, von welchen der 

 grössere 2,2, der kleinere 1,2 cm weit war. Die Höhe des äusseren Rohres war 

 4, die des inneren 5,2 cm. Damit die Kalorimeterplatten durch diese Schirme 



