126 Theodor Homén. 



benutzte, aber dann müsste der Abstand zwischen den Platten grösser genom- 

 men werden, damit der Schirm nicht auch die andere Platte in merkbarer 

 Weise beschatten würde. 



In Betreff übriger Nebeneinflüsse, welche auf Grund des Schirmes in 

 ungleicher Weise auf die beiden Platten wirken, brauchen nur die Luftbewe- 

 gungen beachtet zu werden. Dass die Schirme in dieser Hinsicht, wenn sie 

 nicht ganz niedrig oder im gleichen Niveau mit den Platten gestellt waren, 

 einen möglichst kleinen störenden Einfluss ausübten, kann man indirekt dar- 

 aus schliessen, dass, wenn man nur die Temperaturdifferenz der Platten hin- 

 reichend klein nahm (-<" z. B. siehe Seite 105), sogar recht bedeutende und 



schnelle Wechsel der Windstärke einen merkwürdig geringen Einfluss auf die 

 Kesultate hatten. 



Noch soll hinzugefügt werden, dass der Apparat mit seinem cylind- 

 rischen Fusse q ara oberen p]nde einer in den Felsen eingebohrten und davon 

 etwa 1,4 Meter aufsteigenden starken Messingstange von etwa 4 cm Durch- 

 messer angeschraubt war. Wir vermieden nämlich die Aufstellung des Appa- 

 rates auf einem dicken säulenförmigen Stative um dem Übelstaude zu entge- 

 hen, dass eine einseitige Erhitzung dieses Statives durch die Sonne und eine 

 ungleiche Beschattung und Erwärmung der Bodenfläche ungleiche Wärmeein- 

 flüsse auf die beiden Platten ausüben könnten. 



Um in der Nacht die Thaubildung auf den Platten zu verhindern, wollte 

 ich eine Einrichtung treffen, bei welcher die Kalorimeterplatten wie im oben- 

 beschriebenen Apparat der Ausstrahlung frei ausgesetzt, aber wo sie zu gleicher 

 Zeit hinreichend erwärmt werden konnten um den Thauniederschlag zu ver- 

 hindern. Ich konstruirte daher den folgenden in Fig. 2 auf PI. VII abgebil- 

 deten Apparat. 



A ist ein Messinggefäss, vernickelt und gut polirt. Die Länge ist 33, 

 die Breite 24 nnd die Höhe 18 cm. Der obere Rand B ist 3 cm breit. 

 Auf der inneren Kante dieses Randes hängend ist ein Gefäss G aus dickem 

 Kupferblech in das Messinggefäss A, von ähnlicher Form wie dieses, aber 

 kleiner eingeschoben. Das Kupfergefäss ist 27 cm lang, 18 cm breit und 

 15 cm hoch. 



