Die Wärmestrahlung zivischen Hivimel und Erde. 129 



tale Achse der innersten Windungen wai' 3,5 die l<ürzcre 2,5 cm) sehr nahe 

 um die Pole des Magnets lief. Hierdurch wurde die Drahtlänge und also 

 der Widerstand klein, die Wirkung auf den Magnet jedoch sehr gross. Es 

 wurden zwei 1 mm dicke mit Seide übcrsponncne Kupferdrähte, je einer auf 

 jeder Seite der Nadel, in 60 Windungen (6 Lager und 10 Windungen in jedem 

 Lager) gewunden. Der Abstand der beiden Rollen von einander war ober- 

 halb der Magnetpole nur 3 mm, soviel dass die Aluminiumachse gut Platz 

 hatte, und unterhalb der Pole etwa 7 mm, soviel dass der Magnet gut seine 

 kleinen Schwingungen ausführen koiuitc. Der Widerstand in der einen Rolle 

 nebst den Theilen des Drahtes, welche zu den Quecksilbernäpfchen des Kom- 

 mutators fiihi-ten, war 



0,163 Ohm, 



in der anderen Rolle 



0,165 Ohm. 



Die Rollen neben einander gestellt, war der Widerstand also nur 



0,082 Ohm. 



Um die erwähnten Drähte war noch ein dünnerer Draht von etwa 0,46 

 mm Durchmesser in 140 Windungen umgewunden. Der Widerstand dessel- 

 ben war 



1,08 Ohm. 



Bei Messung der Sonnenstrahlung wurde diese Leitung benutzt. 

 Das Magnetsj'stem wurde mit Coconfäden bifilar aufgehängt. Der Ab- 

 stand der 37 cm langen Suspensionsfäden war unten nur 0,6, oben 1,4 mm. 



Durch Messungen mit einem unten beschriebenen Vergleichselement wurde 

 gefunden, dass bei etwa 15", wenn die beiden dickeren inneren Leitungen neben 

 einander gestellt waren, eine Temperaturdifferenz zwischen den Kalorimeter- 

 platten von 



1° einen Ausschlag von 294 Skalentheilen 



verursachte. Der Abstand zwischen Spiegel und Skala war 2450 mm. Wenn 

 alle drei Leitungen benutzt und nebeneinander gestellt waren, war die Em- 

 pfindlichkeit 



1*^ = 341 Skalentheile. 



