130 Theodor Homén. 



Da die Zehntel der Skalentheile gut abgelesen werden konnten, war 

 diese Empfindlichkeit des Galvanometers für unsere Zwecke ganz genügend. 

 Oft wurden auch die inneren Rollen hinter einander gestellt benutzt. Die 

 Empfindlichkeit war dann 



1" = 216 Skalentheile. 



Wenn man kleine Widerstandsveränderungen in der äusseren Leitung zu befürch- 

 ten hatte, wurden alle drei Leitungen hinter einander gestellt benutzt. Die 

 Empfindlichkeit war dann 



1" = 133 Skalentheile. 



Wenn die äussere Leitung allein benutzt wurde, wie oft bei Messungen der 

 Sonnenstrahlung der Fall war, entsprach einer ïemperaturdiôercnz von 



1" ein Ausschlag von 97 Skalentheile. 



Dieser Ausschlag war etwas grösser als ich es eigentlich beabsichtigte, welches 

 Avohl auf irgend einen Fehler bei der Verwerthung einiger Vorversuche be- 

 ruhte. Jedoch konnte die Rolle auch für Sonnenmessung ohne Brücke ange- 

 wandt werden. 



Die Leistungen des Galvanometers waren durchaus befriedigend. Auf 

 einem festen Stativ auf festem Felsen aufgestellt, funktionirte das Galvanome- 

 ter während der ganzen Beobachtuugszeit in vortrefflichster Weise. Die kleine 

 allmählich geschehende Streckung der Coconfäden wurde leicht durch Herauf- 

 schrauben des Aufhängezapfens korrigirt. Die Dämpfung im Galvanometer 

 war so vollständig, dass die Bewegung des Magnetsystems durchaus aperio- 

 disch wurde. Es soll hier noch erwähnt werden, dass nach Chwolsons Un- 

 tersuchungen ^) der Einfluss des Zurückbleibens der gedämpften Magneten auf 

 die Resultate der nach Ångströms Methode geschehenden aktinometrischen 

 Messungen gleich Null ist. 



Das Vergleichselement. 



Die Empfindlichkeit des thermoelektrischen Messapparates wurde mit 

 Hilfe eines Kontrollelements bestimmt. 



') Chwolson: Actinometrische Untersuchungen etc. Kap. VI. 



