Die Wärmestrahlung zwischen Himmel und Erde. 131 



Ein grösseres ellipsenförmiges mit Deckel versehenes Gefäss von Eisen- 

 blech, 42 cm lang, 25 cm breit und 24 cm hoch, wurde mit schwarzer 

 Wolle gefüllt und in diese zwei cylindrische mit Wasser gefüllte ebenfalls mit 

 Deckel versehene Gefässe, 13,5 cm hoch und 12 cm im Durchmesser betra- 

 gend, eingebettet. Der Abstand zwischen den Achsen dieser Cylinder war 

 etwa 22 cm. In die Wasserbäder tauchten die Vergleichselemente ein. Sie 

 bestanden aus Kupfer- und Neusilbertheilen, welche denselben Stücken und 

 Drähten wie die Platten und Drähte der beiden Aktiuometer entnommen 

 vv^aren. Der Widerstand in dieser Leitung war genau gleich demjenigen in 

 den entsprechenden Theilen der Aktinometerleitungen. 



Durch einen Heber konnte das Wasser der inneren Gefässe ohne Ab- 

 heben der Deckel erneuert und eine beliebige Temperaturdiflferenz zwischen 

 den beiden Bädern hervorgebracht werden. Mit zwei empfindlichen, in Zehn- 

 telgrade eingetheilten Thermometern, welche durch die Deckel des grösseren 

 und des kleineren Gefässes in das Wasser eintauchten, wurde die Temperatur 

 der beiden Bäder in Hundertstelgraden bestimmt. Passende Umrührer, deren 

 Stiele ebenfalls durch die beiden Deckel herausragten, wurden natürlich in die 

 Bäder angebracht. Da die Wassergefässe ringsum von einem dicken Lager 

 schwarzer Wolle umgeben waren, hielt sich die Temperatur der Bäder während 

 der Versuche ganz genügend konstant. 



Die kupfernen Leitungsdrähte des Vergleichselementes wurden zu dem- 

 selben 



Kommutator 



vor dem Galvanometer geleitet wie die Drähte der beiden Aktinometer. Da- 

 mit mögliche Erschütterungen des Kommutators durch Bewegung der vielen 

 und dicken Drähte, welche dahin leiteten, sich nicht zum Galvanometer fort- 

 pflanzen sollten, wurde der Kommutator auf einem besonderen Stativ vor dem 

 Galvanometer aufgestellt. 



Der Kommutator ermöglichte, ausser beliebiger Umstellung der drei Lei- 

 tungen im Galvanometer hinter oder neben einander, in sehr einfacher Weise 

 durch acht verschiedene Verstellungen der Drähte sechs ungleiche Anschlüsse 

 der von den Aktinometern und dem Vergleichselemente ausgehenden Leitun- 

 gen mit dem Galvanometer, sowie Schliessung der Galvanometerleitung in sich 

 selbst oder Öffnung derselben. Dazu konnten noch die für diese Verstellun- 

 gen nöthigen Manipulationen ganz exakt von der Ferne aus, d. h. vom Beob- 

 achter beim Tubus im Hintergrunde der Hütte, ausgeführt werden. 



