132 



Theodor Homén. 



Fig. 5. 





Fig. 5 giebt ein schematisches Bild des Kommutators. In der an dem 

 Stativ festgeschraubten dicken Holzscheibe Å sind an der einen Seite sechs 

 Quecksilbernäpfchen aus Ebonit aa befestigt, in welchen die Enden der Gal- 

 vanometerdrahtleitungen eintauchen, und in verschiedener Weise verstellt wer- 

 den können. An der Gegenseite befin- 

 den sich neun ebensolche Näpfchen ii, 

 in welchen die Drahtleitungen von den 

 Aktinometern und von dem Vergleichs- 

 elemente endigen. Diese Näpfchen sind 

 durch einige Kupferbügel då in ange- 

 gebener Weise vereinigt. Die zwei 

 dicken übersponnenen Kupferdrähte JS-B, 

 mit einander fest verbunden und um 

 die Achse G drehbar, vermitteln die 

 Leitung zwischen den Näpfchen aa, und 

 je zwei von den neun gegenüberstehen- 

 den Näpfchen hh. Die Schraube C ver- 

 hindert, dass die Enden der Drähte 

 BB^ welche in die mittelsten Näpfchen 

 aa eintauchen, aus diesen herausschnel- 

 len. Wenn man dagegen die dünne 

 linealförmige Scheibe DD mehr auf- 

 recht dreht, so steigen die in den 

 Näpfchen hh eingetauchten Enden aus 

 den Näpfchen auf und die Drahtein- 

 richtung BB kann frei um die Achse 

 C gedreht werden und über zwei an- 

 dere dieser Näpfchen gestellt werden 

 und, wenn die Scheibe DB herabge- 

 dreht wird, in dieselben eintauchen. 



Durch Ziehen an der vom Ende des Hebelarmes F ausgehenden längs des 

 Daches der Hütte zum Beobachtungsplatze im Hintergrunde derselben geleiteten 

 Schnur konnte die erwähnte Aufwärtsdrehung der Scheibe BB ausgeführt wer- 

 den. Auf Grund ihrer eigenen Schwere und des Druckes der steifen Drähte 

 BB fiel sie dann wieder von selbst nieder. Durch die Einrichtung G wiederum, 

 welche vor dem Beobachter unterhalb des Tubus gestellt war und wo der kleine 

 Balken HR durch die zwei Messingdrähte e e mit dem gleichlangen Balken 

 HE am Kommutator vereinigt war, konnten die mit EE vereinigten Drähte 



Zurtv ÇcUi'ttnotft.^t^r'. 



