Die WiirmpRlrnhhmfi zivisclicn Hiinmd und Erde. 133 



BB von einiger Entfernung aus gedreht und, durch Einpassen der Zunge Z auf 

 die Marken 1 — 8, in die gewünschte von den acht in Frage kommenden 

 Lagen gestellt werden. Es war also bei Einstellung in die Lage 



1) Der Nachtapparat mit dem Galvanometer verbunden, 



2) „ „ „ „ „ „ in entgegengesetzter 



Richtung, 



3) Die Galvanometerleitung in sich selbst geschlossen, 



4) Alle Leitungen geöffnet, 



5) Der Tagesapparat mit dem Galvanometer verbunden, 



6) „ „ „ ,, „ „ in entgegengesetzter 



Richtung, 



7) Das Vergleichselement mit dem Galvanometer verbunden, 



8) „ „ „ „ „ „ in entgegengesetz- 



ter Richtung. 



Die Galvanometerschliessung in sich selbst wurde eben deshalb bewerk- 

 stelligt, damit man prüfen könne, ob neben den durch die Temperaturdifferenz 

 der beiden Kalorimeterplatten hervorgerufenen Thermoströmen noch andere 

 Ströme in der Leitung auftreten, welcher letztgenannte Übelstand beinahe 

 unmöglich ganz zu vermeiden ist. Mit Rücksicht hierauf wurden, mit Aus- 

 nahme der zwei Kontakte in der Nähe der Aktinometer selbst, wo ein Kup- 

 ferdraht in einen anderen aus demselben Stücke genommenen Kupferdraht 

 eingeschoben war, keine Klemmschrauben, sondern nur Quecksilber-Kontakte 

 benutzt. 



Aus den Entwickelungen Chwolsons ^) geht hervor, dass wenn eine fremde, 

 aber konstante elektromotorische Kraft in der Leitung vorkommt und man 

 bei den aktinometrischen Versuchen von der Ruhelage der Magnetnadeln aus- 

 geht, welche sie bei geöffneter Leitung einnehmen, so wird, wenn r diejenige 

 Temperaturdifferenz der Kalorimeterplatten bezeichnet, welche einen eben- 

 solchen Strom hervorrufen würde wie die fremde elektromotorische Kraft, die 

 Zeit, in welcher der Ausschlag sein Vorzeichen ändert (vergl. S. 105), gleich 



' = (•*;)'. 



') Chwolson: Actinometrische Untersuchungen etc. Kap. II und V 9) und 10). 



17 



