46 Hj. Tallqvist. 



dungszeit eingestellt; darauf nimmt der Observatör seinen Platz am Fernrohre 

 ein, richtet dasselbe auf die Mitte der Scala und taucht das Ende von H in 

 das Näpfchen D, lässt sodann das Pendel los, schaltet möglichst rasch nach 

 abgelaufener Ladungszeit H von B nach E über und beobachtet jetzt im Fern- 

 rohr den ersten Ausschlag am Galvanometer. 



Wir gehen nun dazu über, die einzelnen Apparate der Anordnung genauer 

 zu betrachten. 



2. Die Accumulatorenhatierie. 



Die Accumulatoren, System Huber, von ziemlicher Grösse, mit 4 bis 5 

 Paar Platten, hatten sehr kleinen inneren Widerstand, etwa O.oos Ohm jeder. 

 Dieselben waren auf einem Tisch in der Nähe des Pendelunterbrechers B auf- 

 gestellt und konnten somit zu jeder Zeit controllirt werden. Etwa jede zweite 

 Woche wurden die Accumulatoren neu geladen. Es kamen gleichzeitig höch- 

 stens zehn, in Serie geschaltete Accumulatoren zu Verwendung. Da immer 

 nur sehr kurze Ladungszeiten benutzt wurden, hielt sich die Spannung sehr 

 constant, wenigstens während der, für die Aufnahme einer einzelnen Ladungs- 

 curve erforderlichen Zeit. Wenn eine kleine Veränderung der Spannung bei 

 den Beobachtungen bemerkt wurde, was einige Mal unmittelbar nach statt- 

 gefundeuer Neuladung der Fall war, so wurde dieselbe bei der späteren Rech- 

 nung berücksichtigt. 



3. Ber Pendelunterhrecher. 



Der von L. Zimmermann in Heidelberg angefertigte grosse Pendelunter- 

 brecher (etwa anderthalb Meter hoch im Ganzen) war an einer Wand des 

 Beobaclitungszimraers montirt. Taf. I zeigt eine Vorder- und eine Seitenansicht 

 des Pendels in 7«; der natürlichen Grösse; Fig. 1, Taf. H zeigt das Pendel in 

 abgelenkter Lage, und Fig. 2, Taf. H die Anordnung der Contacte des Pen- 

 delunterbrechers in halber natürlicher Grösse. Das Gerippe des Pendelkörpers 

 war aus Eisen coustruirt. Die stählerne Tragaxe ruhte auf Frictionsrollen. 

 Es soll die Anordnung der Contacte zunächst beschrieben werden. 



In der Fig. 2, Taf. H ist SS eine in mm getheilte horizontale Scala, längs 

 welcher der links in der Figur ersichtliche Contact LNM verschiebbar ist. 

 Derselbe wird durch die Schraube L festgeklemmt und trägt einen Nonius für 

 zehntel mm. Eechts zeigt die Figur einen feststehenden Contact des Peudel- 

 unterbrechers. 



