Untersuchungen über elektrische Schwingungen. 



57 



Die mittelst Wechselstrom erhaltenen Werthe zeigen eine gute Ueberein- 

 stimniung. Eine Abnahme des Selbstinduktionscoefficienten mit wachsender 

 Wechselzahl ist innerhalb der obigen Grenzen nicht erkennbar, was auch nach 

 den in 11,4 angestellten Berechnungen nicht zu erwarten war. Die mittelst 

 Gleichstrom gefundenen Werthe sind im Allgemeinen nicht unbedeutend klei- 

 ner als die mittelst Wechselstrom gefundenen. lieber die Ursachen hierzu 

 siehe unten p. 65. 



Für die zu 18" C reducirten Widerstände bei den oben genannten Com- 

 binationeu wurde gefunden '): 



') Sämmtliche Widerstände wurden in bekannter Weise in der WHEATSTONE'schen Brücke 

 gemessen, unter Beachtung der Uebergangswiderständc an den Enden des Messdrahtes. 



Es bezeichne F, M und N (Fig. 9) die Einstellungen des Schleifcontactes am einen Ende des 

 Brückenzweiges, welcher das Galvanometer G enthält, je nachdem das andere Ende dieses Zweiges in 

 das Quecksilber des Näpfchens II, C oder D bez. eingetaucht wird, W den gesuchten Widerstand, R 

 denjenigen des Rheostaten, a und & angemessen gewählte kleine Hülfswiderstände. Mit den in der 

 Figur angewendeten Längenbezeichnungen für die Theile des Messdrahtes ergiebt sich dann, bei stom- 

 loser Brücke, 



W+a:R + h = li + ly:l^ + X,, 

 W+ iî -H 6 : a = ^1 + /2 + Aj : i,, 

 W + iJ + a :b = /i-i-/2-l-A, : Aj. 



ng. 9. 



Die Nulleinstellungen wurden aus kleinen beiderseitigen Galvanometerausschlägen interpolirt. Die 



W 

 Verhältnisszahlen für -^ sind Mittel aus vier Bestimmungen, erhalten für verschiedene Lagen des 



Schleifcontactes und des Messdrahtes. Die Widerstände, welche sämmtlich zu 18° C. reducirt sind, 

 dürften bis auf wenigstens 2—3 pro mille richtig sein. 



