58 



Mit kleinem Widerstände hatten die Spulen somit einen sehr grossen 

 Selbstinduktionscoefficienten und waren folglich besonders geeignet zur Erzeu- 

 gung langdauernder elektrischer Oscillationen. 



Zur Vermehrung des Widerstandes der Strombahn, ohne Abänderung des 

 Selbstinduktionscoefficienten derselben, dienten zwei Rheostaten, ein kleinerer 

 und ein grösserer, construirt aus Nickelindrähten, welche in einem Holzrahmen 

 auf Porzellanknöpfen parallel aufgespannt waren. Jeder Rhéostat hatte acht 

 Abtheilungen. 



6. Messung der Selbstinduktionscoefficienten mittelst Wechselstrom. 



Für die Messung der Selbstinduktionscoefficienten mittelst Wechselstrom, 

 welche Messung in dem Maschinensaal des Laboratoriums in Zürich ausgeführt 

 wurde, kam die gewöhnliche Methode, deren Anordnung Fig. 10 zeigt, zu Anwen- 

 dung. A und B sind die Polklemmen der Wechselstrommaschine; ED bezeichnet 

 ein Torsionselektrodynamometer von Siemens und Halske, welches die effektive 



Stromstärke 1 misst; S ist die Spule und 

 V ein Lord Kelvins Multicellularvoltmeter 

 )Y (N:o 576), mittelst welches die effektive 

 Spannung E zwischen den Klemmen G und 

 D der Spule gemessen wird. 



Bezeichnen wir die vollständige Periode 



des Wechselstromes mit r= '. die augenblickliche Stromstärke mit ^ und den 



augenblicklichen Spannungsunterschied zwischen C und D mit e, so haben wir 



ED 

 Fig. 10. 



1 



(23) 



dt 



(24) 



J. J. 



Nehmen wir ferner an, dass die Klemmenspannung e als Function der Zeit 

 durch den allgemeinen Ausdruck 



(25) 



e = El sin 2!i:nt -j- E2 siu 4mit -f- E^ sin Gmit -f 



