Untersuchungen übm- elektrische Schwingungen. 



65 



wirkt ein Fehler in dem Widerstände TT^j, oder bei der jedesmaligen Tempe- 

 raturcorrectiou nicht unbedeutend auf L ein. Hiei'zu kommt, dass nur die 

 Correction von v auf den Sinus des halben, und von s auf die Tangente des 

 ganzen Ablenkungswinkels angebracht worden sind, während diejenigen Correc- 

 tionen unberücksichtigt blieben, welche von der Inhomogenität des Feldes 

 abhängen. Bei der Kleinheit der benutzten Ablenkungswinkeln dürfte diese 

 Vernachlässigung jedoch wenig Bedeutung haben. Möglich ist, dass irgend 

 eine unbekannte, stets in demselben Sinne wirkende Fehlerquelle bei der einen 

 oder anderen Bestimmungsmethode mitgespielt hat. Absolute Messungen von 

 Selbstinduktionscoefficienten sind bekanntlich sehr schwierig, wenn grosse 

 Genauigkeit gefordert wird, und werden mehr und mehr durch Vergleichun- 

 gen mit Normalrollen, wie dieselben nunmehr von der Physikalisch-Technischen 

 Reichsanstalt in Charlotteuburg zu beziehen sind, ersetzt. 



8. Die Condensatoren. 



Es vi^urden die beiden Normalcondensatoren des Laboratoriums, welche 

 Glimmer als Dielektricum und je 1 Mikrofarad Capacität haben, benutzt. Der 

 eine, von Latimer Clark, hat die Abtheilungen 0.4, 0.3, 0.2 und O.i Mikrof., 

 der andere, von Carpentier, die Abtheilungen 0.5, 0.2, 0.2 und O.i Mikrof. 

 Bei den Versuchen kamen fünf Combinationen zu Gebrauch, welche, nach wach- 

 sender Grösse der Capacität geordnet, mit C'i, C'a ... . Cr, bezeichnet werden 

 mögen. 



Abth. 0.2 des 

 Cond. Clark. 



0.2033 



Abth. 0.2 & 0.3 

 des Cond. Clark. 



0.5071 



Cond. Clark 

 im Ganzen. 



1.0119 



Cond. Clark + Abth. 

 0.5 des Cond. Carp. 



1.5182 



Beide C^ond. im 

 Ganzen zusammen. 



2.0229 



Die obigen Zahlen sind die genauen Werthe der Capacitäten für die ver- 

 schiedenen Combinationen, in Mikrofarad. Ich komme zu deren Bestimmung 

 auf p. 69 zurück. 



Die Condensatoren waren vorzüglich; der Rückstand betrug etwa 0.2 bis 

 0.3 Procent, eine Minute nach der Entladung, wenn die Ladung 4 See. gedauert 

 hatte. Diese Zeit wurde nämlich genügend gefunden, um die Ladung auf ihr 

 Maximum zu bringen. 



Den Isolationswiderstand der Condensatoren habe ich nicht gemessen, 

 weil der in 11,3 behandelte Einfluss der Leitungsfähigkeit des Dielektricums 



