70 



Hj. Tallqvist. 



citaten für die verschiedenen Combinationen zu bestimmen, wurden die betref- 

 fenden Condensatorabtheilungen mittelst einer ÜANiKLL'schen Batterie zu dem- 

 selben Potentiale geladen, und die aufgenommenen elektrischen Mengen ver- 

 mittelst Entladung durch das Galvanometer G (Fig. 5) mit einander verglichen. 

 Die Tabelle D giebt eine solche Beobachtungsreihe. Die in den verschiedenen 

 Eeihen gefundenen Verhältnisse der gesuchten Capacitäten zu der Summe 

 sänimtlicher Capacitäten waren folgende: 



Capacitätsverhältnisse. 



Für den Condensator Clark allein giebt Leumann den Werth I.0122 M.F. au, 

 welcher mit dem obigen Werthe gut übereinstimmt. 



9. Das Galvanometer. 



Das Galvanometer G (Fig. 5) war ein ballistisches, System Depeez- 

 u'Arsonval, von Carpentier, mit etwa 200 Ohm Widerstand. Die Ausschläge 

 wurden mittelst Fernrohr, Spiegel und Scala beobachtet. Die Aufstellung des 

 Galvanometers blieb während der ganzen Zeit der definitiven Versuche die- 

 selbe. Die Gleichheit der Ausschläge nach beiden Seiten wurde controUirt; 

 bei den Versuchen kamen jedoch nur einseitige Ausschläge zu Gebrauch. 

 Ohne Nebenschluss am Galvanometer wären dieselben meistens zu gross aus- 

 gefallen. Der Widerstand im Nebenschluss, welcher mit W„ bezeichnet wer- 

 den möge, variirte von etwa 140 -<2 bis über 4000 iî, je nach Bedarf. Die 

 betreffenden Rheostaten waren in der Nähe des Observatörs aufgestellt, so 



') Widerstand im Nebenschluss des Galvanometers. 



