Untersuchungen iïber elektrische Schwingungen. 71 



dass es ihm niüglicli war, durcli Öffnen und Schliessen des Nebenschlusses, 

 bez. Veränderung des Widerstandes W„^ die Schwingungen im Galvano- 

 meter rasch bis zum Stillstand abzudämpfen. 



Um die direkt beobachteten Scala-Ablesungen für den ersten Ausschlag, 

 r, so zu reduciren, dass dieselben proportional der durch das Galvanometer 

 geflossenen Elektricitätsmeuge werden, sind zwei Correctionen an denselben 

 angebracht: erstens die Correction auf den Sinus des halben Ablenkungswin- 

 kels, und zweitens die, von der Inhomogenität des Magnetfeldes, der Torsion 

 des Aufhängefadens, der Dämpfung, einem kleinen' Aufstellungsfehler u. s. w. 

 herrührende Correction, welche experimentell bestimmt wurde. Die erste 

 Correction ist für drei verschiedene Werthe des Abstandes D zwischen Spie- 

 gel und Scala, welche Abstände das bei den Versuchen benutzte Intervall 



umfassten, in der Tabelle E. 2 zusammengestellt, und zwar bis auf — mm 



der Scala genau '). Die zweite Correction ist etwas kleiner als die erste, 

 variirt aber mit dem Widerstände W„ im Nebenschluss. Für diese Correc- 

 tion ist die Tabelle E. 3 entworfen, und zwar für den mittleren Abstand 

 D= 135.0 cm. Die Tabelle hat doppelten Eingang; das erste Argument ist 

 der Widerstand W„^ das zweite die nach der Tabelle E. 2 corrigirte Scala- 

 ablesung. Die kleinen Zahlen geben die Variation pro 1 cm in dem Werthe 

 von D. Die Correctionen wurden mit Hülfe von DANiELi/schen Elementen 

 und von den genannten Normalcondensatoren bestimmt; es wurde dabei eine 

 Condensatorabtheilung geladen, theils mit einer Anzahl in Serie geschalteter 

 Elemente, theils mit den Elementen einzeln, und in beiden Fällen der Aus- 

 schlag bei Entladung durch das Galvanometer beobachtet. Die frisch gefüll- 

 ten Elemente waren zu zwei Batterien von je 20 Stück vereinigt. Die 

 Bestimmung der Correctionen wurde für die Widerstände TF„r=145, 400, 

 700, 1000, 2000, 4000 ß durchgeführt, und die somit direkt gefundenen 

 Resultate sind graphisch ausgeglichen und vervollständigt worden. Die Ta- 

 belle E. 1 giebt die betreffenden Originalbeobachtungen, für den Widerstand 

 ir„ = 145 Ohm. 



Für die Aufnahme von Schwingungscurven ist die Kenntniss der Gal- 

 vanometerconstante nicht erforderlich. Will man aber beispielweise die Ener- 



') Für die Berechnung der Tangente des ganzen, bez. Sinus des halben Ablenkungswinkels aus 

 der Scala-Ablesung .s existiren die SpRECHER'schen Reduktionstabellen für Elektrotechniker (Zürich 1889). 

 Diescliien leiden jedoch an dem Uebelstande, dass sie nicht die vollständige Correction zu ,s-, sondern 

 nur die zwei ersten Glieder derselben geben. Ausserdem ist das dritte Glied in dem Ausdrucke auf p. 8 



für sin ,, fehlerhaft; der Zähler des numerischen Coefficienten dieses Gliedes soll 431, nicht 421 sein. 



