Hj. Tai.lqvist. 



4. Methode sur Messung von Selbstinduktionscoefficienten und Capacitäten. 



Auf die Thatsaclien, dass die Schwingungen bei der Ladung von Con- 

 densatoren mit grosser Regelmässigkeit aufgenommen werden können, und dass 

 innerhalb gewisser Grenzen die Formel (26), II für die Oscillationszcit dieser 

 Schwingungen gilt, lassen sich Messmethoden für die Bestimmung von Selbst- 

 induktionscoefficienten und Capacitäten begründen. 



In dem man die Oscillationszcit der Schwingungen, welche in einem 

 Stromkreise mit bekannter Capacität erzeugt werden, misst, erhält man den 

 Selbstinduktionscoefficienten dieses Stromkreises mittelst der Formel 



//12 



(3) L = 



Ist L bekannt, so findet man die Capacität C mittelst der Formel 



2'2 



(4) # C 



Ast'^L 



Auch kann man zwei Selbstinduktionscoefficienten L und L\ welche in zwei 

 Stromkreisen mit derselben Capacität G Schwingungen von den Perioden T 

 und T bez. erzeugen, mittelst der Formel 



(.5; JJ — rp'2 



mit einander vergleichen. 



Von diesen drei Anwendungen ist die erste die wichtigste, weil ja Capa- 

 citäten in anderer Weise genau gemessen werden können, und die Vergleichung 

 von Induktionscoefficienten auch in der WuEATSTONE'schen Brücke geschehen 

 kann. Bekanntlich erfordert die Messung von Selbstinduktionscoefficienten nach 

 den gebräuchlichen Methoden die allseitigsten und grössten Vorsichtsmass- 

 regeln um zu sehr genauen Resultaten zu führen, und ist dem entsprechend 

 auch zeitraubend. Bei der hier vorgeschlagenen Methode ist, wie ich über- 

 zeugt bin, eine ziemlich grosse Genauigkeit unschwer zu erreichen. Dazu ist 

 zwar ein guter Pendelunterbrecher erforderlich; ohne Schwierigkeit wird sich 

 aber ein bedeutend vollkommener Unterbrecher bauen lassen wie derjenige, 

 mit welchem die im Vorhergehenden beschriebenen Experimente ausgeführt 

 wurden. Für kleinere Schwingungszeiten genügt der HELMuoLTz'sche Unter- 



