Untersuchungen über elektrisclie Schvingungen. 89 



brecher ^) allen Anforderungen. Ferner entfällt die Unsicherheit in der Zeit- 

 bestimmung, welche bei meinen allgemeinen Untersuchungen fühlbar wurde, 

 wenn die Bestimmung der Schwingungszeit des Pendels, falls erforderlich, 

 unmittelbar vor und nach den eigentlichen Messungen erfolgt. Wenn man 

 einmal für derartige Messungen eingerichtet ist, so sind dieselben nicht sehr 

 zeitraubend, weil man ja nicht die Schwingungscurveu im Ganzen aufzunehmen 

 braucht, sondern nur eine kleinere Anzahl von Schnittpunkten zwischen der 

 Curve und der Geraden der normalen Ladung zu bestimmen hat. Ich will 

 sogar behaupten, dass diese Methode, in Bezug auf die damit erreichbare 

 Genauigkeit, derjenigen Methode zunächst kommt, nach welcher die gesuchten 

 Induktionscoefficienten mit denjenigen von Normalrollen für Selbstinduktion in 

 der TF-Brücke verglichen werden. Ein näheres Eingehen auf diesen Gegen- 

 stand lag jedoch ausser dem Plane meiner Arbeit. 



Mittelst des angewendeten Pendelunterbrechers konnten Schwingungen mit 

 einer vollständigen Periode von etwa O.002 See. noch gut registrirt werden. 

 Mittelst eines ÜELMHOLTz'schen Unterbrechers oder eines HiECKE'schen Fall- 

 apparates -) können wenigstens noch etwa zehn Mal schnellere Schwingungen 

 aufgenommen werden. Besitzt man ausserdem gute Condensatoren mit genau 

 bekannten Capacitäten, von O.i bis zu etwa 10 Mikrofarad, so kann man nach 

 der hier beschriebenen Methode Selbstinduktionscoefficienten messen, deren 

 Grösse, in elektromagnetischem Maasse ausgedrückt, innerhalb Grenzen von 

 etwa 10" cm bis zu den grössten vorkommenden Werthen liegt. 



Eine Bedingung für die Anwendbarkeit der besprochenen Methode ist, dass 

 die Spulen, deren Selbstinduktionscoefficienten man zu finden wünscht, nicht 

 allzu grossen Widerstand haben. AVenn der Widerstand auch in Betracht 

 kommt, so Aväre statt der Formel 26, (II) die Formel 



zu gebrauchen, wobei für die Berechnung des Correctionsgliedes eine ange- 

 näherte Kenntniss von L genügt. Es bedarf aber einer besonderen experi- 

 mentellen Untersuchung, um die Uebereinstimmung des theoretischen Correc- 

 tionsgliedes mit der Wirklichkeit zu prüfen, bevor man die Formel (6) ohne 

 Vorbehalt anwenden darf. Hierzu kommt, dass der ÜHM'sche Widerstand der 



') Helmholtz, Monatsberichte der Berliner Akail. Mai 20, 1871, p. 294. 

 ^) ?TiEC!CE, Ueber die Deformation elektrisober (iscillationen durch die Nähe geschlossener Leiter. 

 Wien. Ber. Uti [2] p. 13-i. ISö«. 



12 



