Untersuchungen Hba- elektrische Schivingiiwjen. 91 



worden, und findet sich aucli u. a. in Heydweillers Hülfsbucli für die Aus- 

 führung elektrischer Messungen. ^) 



Experimentelle Belege für die praktische Anwendbarkeit der Methode 

 fehlten doch meineswissens bisher. In der im August 1896 in Zürich statt- 

 gefundenen Naturforscherversammlung hielt Prof. A. Kleiner über dieses Thema 

 einen Vortrag. Ich war zu der Zeit aus Zürich abwesend; Prof. H. F. Weber 

 hatte aber die Güte bei derselben Grelegenheit meine Experimente zu erwähnen. 



5. Untersuchungen über die Dämpfung der Schtvingtmgcn hei der Ladung 



von Condensatoren. 



Wie in IV, 2, h) gezeigt worden ist, sind die Schwingungen bei der oscil- 

 latorischeu Ladung von Condensatoren sehr regelmässig gedämpft; das Dämp- 

 fungsverhältniss, bez. das logaritmische Décrément sind mit grosser Genauigkeit 

 bestimmbar. Andererseits ist die beobachtete Dämpfung, unter den bei meinen 

 Versuchen obwaltenden Verhältnissen, bedeutend grösser als die nach der 

 elementaren Formel (16), II berechnete Dämpfung; die Formel (50), II kann 

 aber nicht direkt angewendet werden, weil die in derselben enthaltene Grösse 



-+ unbekannt ist. (Vergl. hierüber p. 79). In Bezug auf die Grösse „ + 



muss zunächst angenommen werden, dass dieselbe bei jeder Combination C, L 

 eine andere ist. Um die Richtigkeit der Formel (.50), II prüfen zu können^ 

 bleibt somit nur übrig, bei einer gegebenen Combination von Capacität und 

 Selbstinduktion, den Widerstand der Strombahn zu ändern, und für die ver- 

 schiedenen Widerstände die Dämpfung experimentell zu bestimmen, durch Beob- 

 achtung der Scheitelpunkte der Schwingungscurven, wie im Art. 2, IV gezeigt 

 worden ist. 



') p. 198. „Bestimmung von S. I. C. durch Kapazitäts- und Zeitmessung. Mau bestimmt 

 mittelst des HELMHOLTz'schen Pendelunterbrechers die Schwingungsdauer der oscillierendeu Entladung 

 eines Kondensators. Ist 



t die Dauer einer ganzen Schwingung in See. 



c die Kapazität des Kondensators in c. g. s. E. oder Farad, 



10 der Widerstand der Schliessung in c. g. s. E. oder Ohm, 



so ist der S. I. C. der Schliessung 



_ t- L _ iv'c 

 ^ ~ in-c \ ip 



Ist IV klein gegen 27/ ^ , so genügt für das kleine Korrektionsglied eine annähernde Kenutniss von /'." 



