96 



Hj. t ALMQVIST. 



In der Reihe I von Dämpfungsbestimmungen wurde dieselbe Abtheilung 

 der Induktionsspulen (Comb. L.i) beibehalten, während die Capacitätscombina- 

 tion von Serie zu Serie verändert wurde; in der Eeihe II fand das entgegen- 

 gesetzte statt. Somit blieb in der Reihe I der Widerstand r der isolirenden 

 Schichten der Induktionsspulen constant, während der Isolationswiderstand -B 

 der Condensatoren variirte. Da, wie die obige Tabelle es zeigt, die Grösse 

 IV in der Reihe I annähernd constant bleibt, so schliesst man hieraus, dass R 

 auf den Werth von w höchstens einen sehr kleinen Einfluss ausübt. Somit 

 ist der Isolationswiderstand B der Condensatoren so gross in Vergleich zu 

 dem Widerstände r der isolirenden Schichten der Induktionsspulen, dass der 

 letztere bei der Bestimmung der Dämpfung der Ladungsschwingungen fast 

 allein in Betracht kommt (vergl. liierüber auch p. CG). Es muss dahingestellt 

 bleiben, ob die kleinen Veränderungen der Grösse iv innerhalb dieser Reihe 

 dadurch bedingt sind, dass iv in der Wirklichkeit von B nicht völlig unab- 

 hängig ist, oder vielleicht davon herrühren, dass r sich mit dem Feuchtigkeits- 

 gehalt der Luft 0. d. gl. verändert hat. In der Reihe II variirte die Grösse r, 

 wogegen B constant blieb. Die Tabelle zeigt auch, dass die Veränderung von 

 r auf die Grösse tv und somit auf die Dämpfung der Schwingungen einen we- 

 sentlichen Einfluss ausübt. 



Die obige Tabelle zeigt ferner, dass die Grösse W'—W Werthe erreicht, 

 welche den kleineren Werthen von W nicht nur gleichkommen, sondern die- 

 selben sogar bedeutend übertreffen. Die isolirenden Schichten der Induktions- 

 spulen waren somit stark leitend, und es stellte sich infolge hiervon, wie wir 

 gesehen, eine wesentliche Abweichung der Dämpfung der Ladungsschwingungen 

 von der nach der elementaren Theorie (Art. 1 , II) berechneten Dämpfung heraus. 



Die experimentelle Bestimmung des Coefficienten a der Formel (1 1) kann 

 praktisch verwerthet werden für die Messung des Ijeitungsvermögens von schwach 



