SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES, 241 
Deux ans après, M. Zeïher (u) perfeétionna cette méthode 
de façon que l’Aiguille puifle faire le tour du cercle entier. Pour 
cet effer, il applique la potence ECDF au-deflous de l’Aïguille, 
& la rend mobile fur la chappe J. On applique aux colonnes CE, 
DPF, un cercle de cuivre, afin que le centre de gravité tombe 
au-deflous du centre de mouvement. On peut auffi placer ces 
deux colonnes aux extrémités de l’Aiguille, & y appliquer un 
Vernier ou Nonius pour difcerner les minutes. 
M. Korelnikow (v) fe fert d'une méthode plus fimple : il fait 
faire un cône de cuivre ou d'argent, felon les dimenfions dont 
il a donné les calculs. On applique au haut une lame, par la- 
quelle pañfe l’Aiguille, qu'on affermit au moyen d’une vis, dans 
l fituation qu’on defire. 
Je n'examinerai pas chacune de ces fufpenfions en détail. 
Jobferverai feulement que les Phyficiens, qui les ont propofées, 
n'ont pas fait attention à l'importance dont il eft de faire coïnci- 
der le centre de mouvement avec le centre magnétique, ou du 
moins avec l'axe, & qu'ainfi il n’eft pas étonnant que leurs fuf- 
penfions foient imparfaites à cet égard. Je vais corriger ce défaut 
dans la fufpenfion de M. Zeiher, qui m'a paru préférable à tous 
égards. Je la décrirai par parties. 
$. 311. J'emploie un étui femblable à celui que nous venons 
de décrire d’après M. Zeiher, avec cette feule différence qu'il eft 
"TRES Va Es AÂE , L 5 
évuidé au milieu de la furface fupérieure, f, À, z,K, afin qu'on 
puifle voir la ligne tracée fur la lame. 
Nous avons vu, ci-deflus, en différens endroits ($S.213,22r, 
249,251 ), qu'il eft crès-avantageux d'employer des lames étroi- 
tes : il eft cependant néceflaire qu'elles aient une certaine lar- 
geur , afin de mieux recevoir la vertu magnétique. J'emploie des 
(4) Novi Comm. Petrop. Tom.IX, p. 284: 
(v) Ibid. 
Tome V'IIT. Hh 
Frc, 44. 
$. 311, 
Première 
fufpenfion 
de l’Auteur. 
1.0 L’étui, 
Fic, 46, 
