Lo 
SUR LES AIGUILLES AIMANTÉES. 257 
VAïguille de fon étui. Il faut feulement, 1° Que l'Aiguille foit 
très-polie, & que l'intérieur de l’'étui le foit aufi. 2. Que l'Aï- 
guille n'ait pas trop de jeu dans étui, afin qi puifle étre für 
qu'après le retournement la partie Ba occupe exaétement la place 
de ba. Pour cet effet je me fers de la vis 4, Fig. 47, pour prefler 
la lame contre un des côtés. Il faut enfin avoir foin d'introduire 
VAiguille dans l'étui précifément au même point de la longueur 
auquel elle y étoit auparavant. Pour cela, quand l'Aiguille cit 
ajuftée dans l'étui , je mefure la diftance qu'il y a de l'extrémité 
AD, par exemple, de l'étui au pole N: j'en tiensnote; &, dans 
le retournement, je place le côté AD à la même diftance. 
Cette idée de déterminer la direétion magnétique par le re- 
tournement de l’Aiguille, n’eft pas nouvelle. M. Zeïher Va déjà 
propofée en 1757 (f). Voici ce qu'en dit Æpénrrs : « Quelques 
» Phyfciens ont propofe de conftruire l’Aïguille , de façon qu'on 
» püt la retourner à volontc fans-deflus-deflous. On fe promer 
» de pouvoir examiner, par le retournement de l'Aiguille fi elle 
» sarréce dans le méridien, & de pouvoir déterminer au cas que 
cela n'ait pas lieu, les erreurs qui en réfultent, pour la décli- 
» naïfon de lAïguille. » En conféquence M. Æpinus (2) a pro- 
pofe d’ajufter la chappe à vis pour pouvoir lêter, & la remettre 
après le retournement. La figure feule fuffit pour l'explication de 
cette méthode, & les réflexions que nous avons faites ci-deflus, 
8 
fuffifent pour faire voir quel degré de précifion on en peut 
attendre. 
$. 331. Si l’on trouve, par l'opération du retournement, que 
YAiguille dévie du méridien, cela peut venir de deux caufes. 1.° 
De ce que le centre de mouvement ne coïncide pas avec le 
(f) Dans fon Difcours de Novis quibufdam inventis Phyfico- Mechanicis , 
‘prononcé le 6 Septembre 1767, à l’Afflemblée publique de l’Académie de 
Pétersbourg. Je n'ai pu me procurer cette Difertation, & par conféquent 
j'ignore fur quels fondemens M. Zeiñer a appuyé fon fentiment : mais on voit 
que ce retournement eft une fuite néceffaire de nos démonftrations. 
{&) Differtation fur les Aiguilles de Bouflole , citée $. 23, note (w*), 
Tome V'1IL. Kk 
Fic. 39: 
Frc. 49: 
S.35%. 
Dernier 
examen. 
