284 
solche Elongationen als Paare aneinander anzukniipfen, zwischen denen 
sehr wenig Fernrohrbewegungen ausgeführt worden sind. 
Wir haben daher bei der Zusammenstellung der Bedingungsglei- 
chungen 
a) in der Regel nur zwei aufeinanderfolgende Azimute verbunden z. B. 
(33), (34); 
b) höchstens zwei um eine voneinander abstehende Digressionen 
z. B. (76), (78); 
(7 
c) wo endlich wegen der Überzähligkeit nötig erschienen ist zwei 
um zwei Azimute abstehende Elongationen anzuknüpfen (63), (66) resp. 
sogar zwei Digressionen an derselben Seite des Meridians (103), (104) (vrgl. 
Ende $ 1.) — erhielt die betreffende Kombination halbes Gewicht. 
Erst im September, dessen ruhiges Wetter und konstante Tempe- 
ratur dafür sprachen, die Unveränderlichkeit des Azimutes während 
mehrerer Stunden anzunehmen, wurden alle möglichen Sternkombina- 
tionen gebildet, welche einen Breitenkoeffizienten größer als 2 ergaben. 
Aus den Einzelresultaten sind (mit Rücksicht auf Gewichte) für 
einzelne Monate Mittel genommen (+0’’24, — 013, — 0’02). Nachdem 
dieselben um den Betrag der Polschwankung korrigiert wurden, erscheint 
als mittlere Polhöhe des Altazimutes 
p = 480 35’ 0-88” — 0-037 4 c + 0-09” (mittl. Fehler). 
Wir untersuchen jetzt, welchen EinfluB auf das Resultat ein even- 
tueller Fehler in der Kollimation, im Schraubenwert, Parswerte der Li- 
belle und die Teilfehler des Kreises ausüben. Um dies einzusehen, genügt 
es Mittel (mit Rücksicht auf Gewichte) zu nehmen aus den Werten resp. 
der Koeffizienten c, den Zahlenangaben sub 4 R, Jaunddy. 
Auf diese Weise finden wir 
— 0:037 Ac, — 0:09, +0-09?, 458dg. 
Wenn der Fehler in p jedesmal kleiner als 0’’01 sein sollte, genügt es 
die Kollimation zu kennen bis auf..... a= 068 
den Schraubenwert bis auf........... 2001 
und denvParswert aut. ee ae O11 
Die Teilfehler des Kreises reduzieren sich auf 1/4. 
Im Resultat ist schon der exakte Wert der Kollimation ($ 3) invol- 
viert, wogegen sub dg im Verzeichnis der Bedingungsgleichungen aus 
Bequemlichkeit der abgerundete Wert c=3’'00 benützt wurde. 
Zur Beurteilung des Resultatsgewichtes resumieren wir günstige 
Umstände. 
Die Größe des Fernrohrs, Vollkommenheit des kostbaren Instru- 
mentes, Vorteile der Methode — welche frei der Refraktionsanomalien 
(abgesehen von der lateralen), der Biegung des Fernrohrs infolge der Schwer- 
