80 



marques fixes est faite par 

 de trois traits très fins que 

 on désigne par {Uqq, üq^, Uq^^ 



(«50. «51, «52) > (^00. V. M. 



(^50, ^51, ^52)- La quantité 

 du mercure manométrique 

 doit être telle que les lignes 

 du mercure se trouvent à la 

 fois au voisinage le plus 

 étroit des traits centraux 

 «Qi et èoi- Le calibre des 

 tubes est à tel point con- 

 stant, que en faisant par- 

 courir la ligne du mercure 

 dans la branche B le trajet 

 de Öqi à &51 de i'sorte que 

 cette ligne vienne s'arrêter 

 au voisinage immédiat du 

 trait central b^^, la ligne 

 dans la branche A va par- 

 courir d'une manière ana- 

 logue le trajet de üq-^ à a^^. 

 Comme il a été déjà dit, on 

 observe la ligne du mercure 

 au moyen d'un microscope. 

 L'épaisseur de la paroi des 

 tubes A et B est si grande, 

 que en pointant le micro- 

 scope contre un trait tout 

 proche de la ligne du mer- 

 cure, on ne voit pas du tout 

 à la fois cette ligne et vice 

 versa. Pour éviter les in- 

 convénients résultants de 

 ce fait on a muni le micro- 

 scope d'une petite fenêtre 

 en verre planparallele qui 

 peut sans peine être intro- 

 duite devant son objectif 

 ou en être éloignée. L'é- 

 paisseur de cette fenêtre est telle que son introduction devant le micro- 

 scope pointé contre le trait le fait immédiatement pointé contre la ligne 

 et vice versa. 



On travaillait toujours avec une variation négative dp de Id. pres- 



Figure No. 1. 



