82 



posée positive, si la ligne du mercure se trouve au-dessus de ce trait, et 

 goit ^0 ^i^^ distance analogue correspondante au trait ôoj. On aura alors 

 pour I 



I = (z/o — z/5) m = (z/o — z/5) 0-01210 mm. 



On obtient d'une manière analogue 



y = asi^oi + î;, t; = (^5 — do) 0-01210 mw. 



L'évaluation de la différence d-p de la pression exige alors en somme 

 quatre lectures microscopiques. Le fait, que le rapport y : x doit rester 

 constant dans les limites de précision avec laquelle on mesure ces gran- 

 deurs, permet de réduire les quatre lectures microscopiques à deux seules, 

 celles-ci relatives à x, bien entendu. On n'a qu'à déterminer d'avance 

 a valeur de ce rapport. Pour le faire on a effectué en sormne 9 expériences 

 consécutives qui ont 

 donné y :;c = 1-00111 ±0-00020, 



d'où vient y =^ x (1-00111 ± 0-00020). 



On voit que pour x d'ordre de grandeur de 50 mm la faute en y est 

 d'ordre de 0-01 mm. En remarquant que les mesures directes àe x ç.t y at- 

 teignent une précision de 1 ou 2 millièmes de mm, on doit en conclure 

 que cette précision-ci est plus grande que celle-là avec laquelle x et y 

 sont garanties par le fonctionnement du manomètre lui même. 



Pour l'évaluation de dp on obtient alors la formule 



(3) dp = X -\-y = x .^a^lll. 



§ 4. L'observation du déplacement ds des franges d'interférence 

 s'effectuait d'après une méthode mentionnée déjà plus haut dans le § 1. 

 Elle repose sur l'emploie d'un spectrophotemètre combiné avec leréfracto- 

 mètre de Jamin. Cette combinaison permet tout d'abord et sans aucune 

 restriction l'ol servation en lumière suffisamment mono chromatique en 

 se servant d'une source lumineuse blanche, et après, ce qui est son second 

 avantage, elle fournit au moyen du compensateur de Jamin une préci- 

 sion surpassante celle de 0-01 d'une frange.^) On travaillait dans la radi- 

 ation de longueur d'onde l — 0-54623 . 10~^mm correspondante à la raie 

 verte de l'arc de mercure. Une ampoule à azote de 50 bougies et de 12 Volts 

 servait de source lumineuse. Le reste d'équipage optique était le même 

 que dans le travail cité là dessus. 



Les tubes interférentiels du réfractomètre sont de verre. Leurs lon- 

 gueurs, mesurées également par le comparateur, sont pour 16^ C les sui- 

 vantes: 



Le tube ç, servant à la mesure, Lç = 494-650 + 0-008 ww, 

 „ ,, r, auxiliaire, L, = 495-189 ± 0-011 „ . 



1) Voir Rozpravy XXIV., 17, 1915; Annalen der Phys. (IV.). 49, 419, 1916. 



