83 



Quant à la température du gaz étudié on y avait soin de garantir 

 les centièmes du degré. On se servait d'un vieux thermomètre normal 

 de Baudin avec des corrections de -\- 0-290° pour le point de zéro et de 

 + 0-310° pour celui-ci de 100° ayant une subdivision décimale des degrés 

 et permettant au moyen d'une lunette l'estimation approchée même des 

 millièmes. Ce thermomètre était placé directement en dedans du gaz 

 étudié en se trouvant dans un tube vertical communiquant avec le tube q. 

 Le réservoir du thermomètre ne pouvant pas naturellement être mis im- 

 médiatement au milieu du faisceau lumineux dans le tube (>, on y a placé 

 une de deux soudures d'un couple thermo électrique cuivre-constantan 

 (l'élément B) Tiiutre soudure reposant sur le réservoir thermométrique 

 lui même, ce qui permet de munir les lectures de température faites sur 

 le thermomètre normale d'une correction appropriée. Un couple thermo- 

 électrique analogue A placé d'autre coté dans les tubes r et q permet, 

 au cas de besoin, mesurer la différence des températures dans ces deux 

 tubes. Le circuit électrique de ces éléments, 

 tout en cuivie, renferme un galvanomètre 

 très sensible d'Edelmann (système d'Arson- 

 val) et un interrupteur, également en cuivre, 

 représenté dans la figure No. 2. Dans le 

 travail actuel on ne se servait que de l'élé- 

 ment B. Son circuit électrique reste, excepté 

 le moment de mesure, ouvert, tandis que 

 celui du galvanomètre est fermé à courte 

 voie par l'interrupteur. L'indication du gal- 

 vanomètre soit dans ce cas là g^. Au mo- 

 ment de mesure soit la lecture g. En dési- 



B 



mn 



G 



ZZZ3- 



ji 



3- 



A 



lllCilL U.C lllCSUiC SUIL 1.0. lC*./LU.iC g. 0^11 U.C31- ta. 



gnant par t„ la lecture faite sur le thermo- V /~ 

 mètre on a pour l'évaluation de la tempéra- 

 ture du gaz la formule suivante: Figure No. 2. 



t = t„-\- 0-290 + 0-0002 t„ + 0-00224 (g — go)- 



Quant à la température du manomètre, on la mesurait également 

 avec un thermomètre de Baudin. En désignant par tf, la lecture faite sur 

 ce thermomètre on calcule la température actuelle d'après la formule 

 t = tf, — 0-34 donnée par la comparaison de ce thermomètre avec le thermo- 

 mètre normal précédent. 



§ 5. C'était l'air le gaz étudié. Il arrivait du dehors, a été soigneu- 

 sement séché par CaCl<2^ et phosphore pent oxyde, privé du anhydride car- 

 bonique par KHO et des traces du poudre par la ouate stérilisée. La figure 

 No. 3 donne une idée sommaire d'arrangement expérimental. 



Il y est Mq un manomètre auxiliaire, E un petit tube de Geissler 

 animé par la bobine de Ruhmkorff U et servant de vacuummètre, P la 

 place de l'observateur, ® celle du cathétomètre, S une axe flexible tour- 



