85 



servent à la lecture du thermomètre t^- Le reste de la figure se comprend 

 par lui même. Les parois des tubes r, ç, t„ ainsi que des tubes de commu- 

 nication avec M sont enveloppées dans un manteau épais de la ouate 

 s'étendant jusqu'au robinet Hq et la marque b^ sur la branche fixe du 

 manomètre M. 



§ 6. La marche d'une expérience est la suivante: Les tubes ayant 

 été soigneusement vidés et les robinets k,, k^, kQ, km étant ouverts on 

 fait doucement entrer par le robinet kp l'air jusqu'à ce que sa pression 

 vienne surpasser de 2 — 4 cm la pression initiale voulue que on désigne 

 par ^5. Ceci fait, on ferme les robinets Hq, kp et en mettant pour peu de 

 temps la pompe de Gaede en marche on abaisse en se servant du robinet 

 k, la pression dans le reservoir R de quelques cm au-dessous de la pres- 

 sion finale voulue que l'on désigne par pQ. On pointe le microscope contre 

 la marque 65 de cette sorte que le trait central b^^ vienne se trouver dans 

 le voisinage immédiat de la division 35 du micromètre oculaire. On intro- 

 duit la petite fenêtre, entreouvre le robinet kQ et diminue lentement la 

 pression jusqu'à ce que la ligne de mercure contre laquelle le microscope 

 se trouve maintenant pointé atteigne la division 40 du micromètre. En 

 ce moment on ferme ^q. Il suit une pause de 15 minutes, pendant laquelle 

 on pointe les lunettes respectives sur les thermomètres f„ et tf, et on s'as- 

 sure au moyen du niveau de ce que la position verticale du manomètre M 

 n'a pas changé. Le propre but de cette pause est de donner du temps 

 suffisant à l'égalisation des températures en dedans du gaz étudié. Après 

 ça on amène sur la fente Sj du spectrophotomètre la frange noire achro- 

 matique et on fait la lecture du compensateur, dQ. On ferme le robinet k, 

 et note la température du baromètre, i/. On repète la mise au point de 

 la frange achromatique, ce qui donne une seconde lecture, dç/'. On évalue 

 la température t^ du gaz en dedans du tube ç, en consultant d'abord le couple 

 thermo-électrique, ce qui livre trois lectures du galvîinomètre, gg. ë> ëo' 

 et après le thermomètre normal dont la lecture soit /„. On note définiti- 

 vement la position de la ligne de mercure ou simplement dit „le mercure" 

 et, après avoir déplacé la petite fenêtre, la position du trait central tg^. 

 On renouvelle, tant que on travaille sous la pression p la plus basse, le 

 vide dans le reservoir R ; il n'en est pas plus besoin sous les pressions p 

 dépassantes 100 mm. On soulève de 50 mm au moyen d'une vis le tube 

 de microscope en le pointant contre la marque ôg ^^ La même manière 

 que au cas précédant et ceci fait on introduit de nouveau la petite fenêtre 

 devant l'objectif microscopique. On repète pour la dernière fois la mise 

 au point de la frange noire achromatique, ce qui donne la lecture ^o'"" 

 En entreouvrant maintenant le robinet ^q on comimence à raréfier dou- 

 cement l'air dans le tube 9 et à compter les franges qui passent, jusqu'à 

 ce que le mercure aie atteint la division 40 du micromètre oculaire. On 

 a constaté ainsi le nombre entier des franges passées sur la fente Sj. Pour 

 évaluer la fraction qui y reste encore on déplace les franges par le com- 



