118 



Spektralbezirk, der bei der Chlorophyllbildung Inder 

 lebenden Pflanze in Betracht kommt, wodurch dieses Photo- 

 meterpapier für die Pflanzenphysiologie Beachtung verdient. 



4. Die Lichtempfindlichkeit der Leukobasenpapiere und 

 die Intensität ihrer Färbung ändert sich mit der Konzentration 

 der Leukobasenlösung, der Dicke der aufgegossenen Leuko- 

 basen-Kollodiumlösung, der Temperatur und wird auch durch 

 fremde Bestandteile beeinflußt. Man hat deshalb die relative 

 Empfindlichkeit dieser Papiere bei Magnesiumlicht, bezogen 

 auf Bunsen'sches Normal-Chlorsilberpapier, vor Beginn der 

 photometrischen Messung festzustellen. 



5. Die relative Farbenempfindlichkeit frischer, nahezu 

 weißer oder wenig gefärbter Leukobasenpapiere gegen Drei- 

 farbenlichtfilter ist annähernd konstant, verändert sich aber 

 bei den durch Selbstzersetzung stärker gefärbten Papieren, 

 weshalb sie analog dem Bunsen'schen Chlorsilberpapier am 

 Tage ihrer Herstellung verarbeitet werden müssen. 



6. Während die Leukofarbstoffe besonders für den lang- 

 welligen sichtbaren Spektralbezirk als lichtempfindliche Schich- 

 ten verwendbar sind, erscheinen Chromatpapiere zur Mes- 

 sung der Lichtintensität im blauen Spektralbezirk, das Bunsen- 

 sche Chlorsilber-Photometerpapier für das äußere Violett 

 und Ultraviolett maßgebend. Als neuartiges haltbares 

 Chromat-Photometerpapier für blaues Licht wird eine 

 neue haltbare Präparation mit Kaliummonochromat und 

 Ammonium Oxalat angewendet. 



7. Die Lichtreaktion bei dem Leukobasenpapier ist eine 

 Photooxydation, beim Chromat- sowie beim Chlorsilberpapier 

 ein Reduktionsvorgang. 



8. Statt des Bunsen'schen Normal - Chlorsilberpapiers 

 können käufliche Sorten von mehrere Monate lang haltbarem 

 Chlorsilbe r-Zelloidinpapier verwendet werden, da ihre 

 Farbenempfindlichkeit parallel läuft. Es soll jedoch vor Ver- 

 wendung bestimmter Sorten außer der Empfindlichkeitsprobe 

 bei ungedämpftem Magnesiumlicht auch eine relative Empfind- 

 lichkeitsprobe hinter Dreifarbenfiltern (im Tageslicht oder elek- 

 trischen Bogenlicht) im Vergleich mit Originalbunsenpapier 

 machen, wozu man hinter drei gleichen Graukeilphotometern 

 arbeitet. 



