6 



Es sind noch r und a als Funktionen der Ablenkung t auszudrücken; 

 aus der Relation 



folgt: 



; r _ 1 _ 1 1 +_m2 



d sin« 2 u^ ' 

 t 



U = -r 



wo 



», 



ist. 



Setzen wir diese Werte für r und u in (4') ein, so erhalten wir nach 

 leichter Umformung: 



'Wj4''~')-^0>-')^ 



Ad 2 4 



Weil sich weiter -j- gegen ö" oder - vernachlässigen läßt, haben 



wir endlich 



' 2 ^^2 + ^3^4 Srf« + --- ^' 



Es läßt sich daher nach dieser Formel der Strom, der durch das 

 Einthovensche Galvanometer fließt, absolut messen, wenn der Faden 

 wenigstens praktisch vollkommen biegsam ist [a- =0). 



* * 



* 



Diese Formel wurde an einem improvisierten Saitengalvanometer 

 verifiziert: das homogene Magnetfeld wurde gewonnen zwischen den 

 Polschuhen — zwei ebenen, viereckigen Eisenplatten (von den Dimensionen 

 20 X 8 X 0-5 cm) — eines Elektromagneten, die in der konstanten Ent- 

 fernung (0-5 cm) von einander gehalten wurden. Zur Beobachtung der 

 Ablenkung des Fadens wurde in der Mitte jeder Platte ein enger, horizon- 

 taler Schlitz ausgeschnitten. Die Vorrichtung zur Aufspannung des Fadens 



