(Fig. 2) wurde an einer der Platten angebracht; durch die Schrauben .4, B 

 können zwei flache Muttern C, D auf und ab bewegt werden; an C wurde 

 mittels Isolation E ein dicker Draht F befestigt, an dem der Faden hängt. 

 Die Mutter D trägt einen Ansatz mit der kleinen, leicht beweglichen 

 Rolle G. Der Faden — ein sehr feiner Metalldraht — wird an F ange- 

 lötet, lehnt sich an die Rolle G an und wird unten 

 durch ein kleines Gewicht belastet und so gespannt. 



Bei dieser Anordnung ließen sich alle in Betracht 

 kommenden Größen bequem verändern und wurden dabei 

 der Messung leicht zugänglich. 



Die Verifikation wurde nur für kleine Ablenkungen 

 t des Fadens vorgenommen, so daß es genügte, in der 

 Formel (.5) nur das erste Glied beizubehalten. Bei be- 

 stimmten Konstanten des Apparates wurden die zu ver- 

 schiedenen Intensitäten i des Stromes im Faden gehörigen 

 Ablenkungen t des Fadens gemessen: das Resultat wurde 

 graphisch dargestellt, und zwar bis auf die Beobachtungs- 

 fehler durch eine Gerade 



i = c t, 



daraus wurde dann direkt der Wert der Konstante c 



entnommen. So wurde c für verschiedene Werte von |). 



d, S bestimmt und untersucht, ob es sich nach der Formel (5) in der 



Form 



25 



c = 



[^+a^^^)d^ 



(6) 



darstellen läßt. 



Resultate der Messung. 



Hier bedeutet: 

 § die durch den ballistischen Ausschlag gegebene Intensität des 



Magnetfeldes, 

 5 die durch das Gewicht gegebene Spannung des Fadens (in g), 

 2 d die in cm gemessene Länge und 

 2 Q den in mm gemessenen Durchmesser des Fadens, 

 c die aus der graphischen Darstellung ermittelte Größe der Richtungs- 

 konstanten der Geraden 



i = c t. 



I. Abhängigkeit vom Magnetfelde. 



Soll sich c nach der Formel (6) darstellen lassen, dann muß c § ent- 

 weder eine vom Magnetfelde unabhängige Konstante sein (für a- = 0), 

 oder mit wachsendem ^ abnehmen. 



