102 



Die nunmehr folgende größere Tabelle enthält die Ergebnisse 

 der Messungen des Jahres 1920; die Bedeutung ihres Inhaltes geht 

 aus dem vorhergehenden Text hervor. 



In der Mitte des Beckens, unter 40° von Nord ab streichend, 

 besteht eine Folge sehr kleiner Gradienten, etwa zwischen den 

 W. P. 80 bis 111; von dieser Linie aus laufen sie strahlig aus- 

 einander. Ihre Stärke wächst nach den westlichen Bergen zu stetig 

 an, ihre Richtungen stimmen weniger gut überein, als die der 

 Richtkräfte. Auf der östlichen Seite des Meßfeldes findet zwar 

 ebenfalls im allgemeinen ein Anwachsen statt; man erkennt in 

 der Mitte eine nach Osten ziehende Folge kleiner Gradienten, etwa 

 in der Richtung auf W. P. 33 zu. Südlich vom Zillingdorfer Tagbau 

 und östlich vom Kanalende durchkreuzen sich diese Gradienten 

 bei kurzen Abständen, was auf Dichtigkeitssprünge in geringer 

 Tiefe schließen läßt, hervorgerufen durch Stoffwechsel oder auch 

 durch Hohlräume unterhalb der Erdoberfläche. 



Ein ähnliches Störungsgebiet, nur von kleinerem Umfange, 

 fand sich im ebenen Steinfeld bei W. P. 94, östlich von Felixdorf; 

 zur Sicherheit wurde diese Station wiederholt (W. P. 102). Die 

 Achse der Wage konnte nach einer erhaltenen Marke mit Sicher- 

 heit auf etwa 1 cm wieder an denselben Ort gebracht werden. 

 Da in jeder Nacht zwei volle Umgänge in Azimut beobachtet 

 wurden, von denen jeder sowohl die horizontale Richtkraft als 

 auch den Gradienten liefert, so sind im ganzen für Richtung wie 

 für Stärke je 4 Werte vorhanden. Ihre Stimmung geht aus folgender 

 Zusammenstellung hervor: 



Stärke Azimut Stärke Azimut 



der des 



horizontalen Richtkraft Schwerkraftgradienten Beobachter 



Schatz 



Sept. 30 vor} S 48XlCT !) 106° ^XlÖ" 1 ' 131°\ 

 nach « 53 107 12 1 34 / 



Okt. 9 vor J 46 105 12 



nach | 47 104 13 



123 \ 

 132 / 



Mader 



Der mittlere Fehler einer Stärke, berechnet aus der inneren 

 Ungenauigkeit der Messung, beträgt einige Einheiten der 9. Dezimale 

 der Schwerkraft. Der mittlere Fehler eines Azimutes wird nur bei 

 kleinen Werten der Stärke größer als einige Grade. 



Größer sind die Änderungen, die durch kleine Unebenheiten 

 des Bodens in der Nähe der Wage entstehen; diese Unebenheit 

 ist tachymetrisch für jeden W. P. bis zu 100;» Abstand ringsum 

 bestimmt worden, aus Mangel an Zeit und Hilfskräften konnte ihr 

 Einfluß bisher noch nicht berechnet werden. Nach den bisher 

 durchgeführten Rechnungen vermag ihr Einfluß die hier mitgeteilten 

 Folgerungen nicht merklich zu ändern. Wesentlich ist dabei der 

 Einfluß der Unsicherheit in der Dichte des Erdbodens. 



