tcihênt la coïncidence sur la mire. Alors on desserre la vi» de 

 pression et l'on fait tourner le cercle pour obtenir la même coïn- 

 cidence sur l'autre face. Il n'y a plus qu'à lire l'angle obsefvé. 

 Cet angle sera celui que l'on cherche ou son supplément ; cela 

 dépendra tout-à-la-fois de celle des deux surfaces qui aura servi 

 pour la première coïncidence et du mode et du sens de la gra* 

 duation du cercle. On aura bientôt vu , à l'inspection du cercle, 

 sur quelle face il faut observer d'abord pour que le cercle donne 

 à volonté 5 ou la mesure de l'angle , ou celle de son supplément. 



Il me reste à dire comment il faut opérer pour mesurer l'angle 

 apparent 2B que font les axes optiques d'un criiital à faces per- 

 pendiculaires sur l'axe principal. AGn d'être plus clair et plus 

 court, je prendrai un exemple et je choisirai le mica. 



Je fixe le cercle à zéro et je vérifie sa vertioalKé, ainsi que le 

 passage de son plan prolongé par le bord vertical CE de la mire. 



Je fixe le plus près possible du goniomètre , mais sans gêner 

 le mouvement de la queue , une glace noire dont l'horizonlalilé 

 est obtenue par deux niveaux à bulle d'air et croisés. Je monte 

 ou descends la mire à jours jusqu'à ce que le centre du trou soit 

 au point le plus obscur de la fâche que j'observe sur cette glace. 

 Je marque, sur la petite plaque épaisse de mica , deux points à 

 l'encre dans la direction de l'axe secondaire déterminée comme 

 il est dit page 824 des notes. Je colle le bord de celte plaque 

 sur l'étroit porte-objet du goniomètre, en ayant soin de mettre 

 parallèlement au plan du cercle cet axe secondaire , et je fais 

 pour cela usage d'un compas. Enfin je rends cette plaque per- 

 pendiculaire au plan du cercle. Je fais alors mouvoir l'étrier 

 pour m' assurer que la barre noire qui passe par les pô.les des 

 deux systèmes d'anneaux observés à la tourmaline passe exac- 

 tement parle centre du trou delà mire , et mieux encore qu'elle 

 est toujours couverte par l'image du fil vertical de la mire. Si 

 ces conditions ne sont pas remplies, je déplace doucement la 

 mire, ou, ce qui vaut mieux, la portion mobile de l'étrier, 



