( 284 ) 



Ici chacun des indicateurs ne porte plus qu'un seul rouet : 

 celui )• , r, de l'indicateur D,d, d.... roule dans le cercle 

 fixe K. Celui r', r', de l'indicateur D, d' d', est normal au pré- 

 cédent et le touche avec une légère pression. Quand les ressorts 

 du tambour ne sont pas tendus , le point de contact «e trouve 

 au centre du rouet r, mais il s'en écarte en d'autres cas, d'une 

 quantité proportionnelle à la tension des ressorts du tambour 

 ou de Taxe A, aa' (i). La longueur de la ligne parcourue par 

 le point de contact étant ainsi proportionnelle à la fois à cette 

 tension et au nombre des tours que fait le rouet r, r, ou 

 l 'arbre de couche , il s'ensuit quelle donne l'intégrale des quan- 

 tités d'action transmises par cet arbre de couche. Or, elle est 

 représentée par le nombre des tours que fait le rouet r' r'. C'est 

 donc ce nombre de tours qu'il faut annoter. A cet effet, l'axe 

 du rouet est coudé en H , et, comme il est énarbré avec le 

 rouet r' r' , il ouvre, à chaque tour, une allonge mobile i, 

 qu'an ressort maintient ouverte, jusqu'à ce qu'ayant passé sous 

 la première roue du compteur et l'ayant fait marcher de l'in- 

 tervalle d'une dent, cette allcnge soit refermée par un guide 

 convenablement adapté an compteur. 



Pour prévenir une objection bien naturelle, on ajoutera que 

 les deux parties de l'arbre de couche seront tellement cons- 

 truites , en leur point de séparation, qu'elles engrèneront direc- 

 tement entre elles, lorsque les ressorts seront arrivés à la limite 

 de la tension convenable; ce qui peut avoir lieu surtout au 

 moment du départ. 



L'emploi des ressorts comme moyen de liaison entre les deux 



(i) A la rigueur la tension du ressort de la forme indiquée ci-Jessus, serait 

 proportionnelle à l'arc décrit par le point de contact du rouet r' sur le rouet r; 

 mais les amplitudes étant faibles , on suppose ici les cordes proportionnelles 

 aux arcs. Si l'on voulait plus d'exactitude il faudrait modifier convcnubiement la 

 forme des ressorts , ou rectifier la marclic des indicateurs à l'aide d'une couclie 

 en ereur. 



