( 89 ) 
tuyau, un peu plus étroit pour qu'il entre à frottement gras dans 
le premier, est ouvert par le bout d'entrée ; il est fermé à l'autre 
bout par une plaque noire percée d'un trou central de cinq à 
sept millimètres de diamètre. Dans l'intérieur et contre le fond 
s'applique et s’introduit à frottement , ou est maintenu par une 
virole à vis, un disque de liége servant de monture à un stépha- 
noscope dont on a déterminé la longueur d'ondulation / pour les 
rayons rouges. 
Supposons maintenant qu'on aperçoive une couronne mul- 
tiple. On enfonce ou l’on tire le tuyau glissant jusqu'à ce que le 
premier cercle du rayon r couvre exactement le milieu du rouge 
du premier ordre; le cercle d'un rayon double couvrira le rouge 
du second ordre, etc. Soit L la longueur totale intérieure du 
tuyau, depuis le verre blanc objectif jusqu'à l'œil. On dira 
L: r :: Rayon : tang. D, ce qui donnera D, puis g par la formule 
Fixons maintenant les dimensions convenables de ce stépha- 
nomètre. U suffit que la partie visible du verre blanc ait un dia- 
mètre de cinquante millimètres. Dans ce cas on prendra r = 5. 
C'est-à-dire que les cercles tracés auront 5, 10, 15 et 20 milli- 
mètres de rayon. Pour les plus petites couronnes régulières que 
j'aie vues jusqu'ici, on a D— 1° 20’, Nous prendrons D = 1°15. 
Nous aurons donc 
R.r R:5 
L= — — 229,15. 
tang. D tang. 1° 15" FPEa 
D'après cela, je donne une longueur totale L de 240 milli- 
mètres au tuyau ouvert, et 150 au tuyau fermé. 
La plus grande couronne du premier ordre que j'aie eu l'occa- 
sion d'observer avait 3° 32’. Prenons 5° 45’. Pour l’'observer , 01 
