(9%) 
TABLES BAROMÉTRIQUES 
SERVANT A RAMENER A UNE TEMPÉRATURE DONNÉE LES HAUTEURS 
DU BAROMÈTRE OBSERVÉES A UNE TEMPÉRATURE 
QUELCONQUE; 
Par M. Dezxzenne, Membre résidant. 
La mesure exacte de la pression de l'air, des gaz et des 
vapeurs entre comme donnée indispensable dans la plupart des 
recherches de chimie, de physique et de météorologie. Elle 
est ordinairement représentée par la hauteur d’une colonne de 
mercure qui varie depuis une fraction de millimètre jusqu’à 15 
et 20 mètres, et dans le même rapport que la pression tant que 
sa température et celle de l'échelle qui là mesure restent con- 
stantes; mais si cette température change, la hauteur verticale 
de la colonne de mercure ne mesure plus la pression : il faut la 
ramener par le calcul à ce qu’elle aurait été si la température 
n'avait pas changé. Cette correction, toujours indispensable 
quand on vise à l'exactitude, est souvent négligée ou faite par 
approximation, parce qu’il faudrait chaque fois s'engager dans 
des calculs assez courts, à la vérité, mais rebutants par leur 
répétition. Des tables où elle se trouve exactement faite pour 
tous les cas possibles sont donc d’une utilité incontestable, et 
c’est ce qui me détermine à publier celles que j'ai calculées 
pour mon usage particulier. Dans ce travail de dévouement et 
de patience, j'ai eu plus particulièrement en vue les observa- 
tions du baromètre sédentaire. Quand la température, commune 
