(95) 
passe des renflements tend à alonger davantage cette colonne et 
à augmenter son poids ; mais en même temps elle se raccourcit 
pour se maintenir en équilibre de poids avec l'air extérieur. 
Un tube de baromètre peut donc être très-large en apparence 
et ne faire que l'office d’un tube étroit, puisqu'il peut être con- 
sidéré comme ayant partout un diamètre égal au plus petit. 
Si l'on fait osciller la colonne d’un baromètre mal purgé 
d'air et si l’on remarque quelque part à la surface intérieure 
du verre une petite bulle d’air, cette bulle reste toujours à la 
même place, quoique le mercure y passe et repasse plusieurs 
fois. Ce n’est donc point par frottement que ce fluide circule 
dans le tube. Quand il descend, il se forme d’abord une cavité 
dans laquelle il se précipite en se détachant du verre ; au con- 
traire , lorsqu'il monte , son extrémité supérieure extrêmement 
convexe se renverse en tous sens. Les derniers balancements ne 
s’observent qu’à la convexité et ne s'étendent point jusqu’au 
tube, en sorte qu'il n’y a que le cœur de la colonne qui se 
meuve dans le sens de l’axe. Il est donc très-important de don- 
ner à cette partie une grande liberté de mouvement, afin de 
la rendre sensible aux plus petits changements de pression 
atmosphérique, et de larges tubes peuvent seuls procurer cet 
avantage, outre celui qu’ils ont d’exempter de la correction 
relative à la capillarité. 
Les pesanteurs spécifiques des fluides renfermés dans des 
tubes barométriques sont entre elles dans le rapport inverse des 
hauteurs auxquelles ils se soutiennent , toutes les autres cir- 
constances étant d’ailleurs les mêmes. On doit dune employer à 
la construction des baromètres comparables du mercure iden- 
tique pour tous. C’est le mercure distillé, parfaitement purgé 
d'air, et dont la pesanteur spécifique, réduite au vide et à la 
température de la glace fondante, a été trouvée par M. Bror 
de 13,5995. Quand on ne peut s'en procurer, il faut faire les 
corrections dont voici la marche. 
