(96 ) 
Soient p la pesanteur spécifique du mercure d'un barométre, 
h la hauteur de la colonne observée, x la hauteur de la colonne 
corrigée, On aura 
19,0909:D::h:t doù zx — TT 
On jugera de l'extrême importance de cette correction par 
les exemples suivans. Prenons successivement p = 13,6183, 
p = 13,5368692 et 4 — 760; nous aurons respectivement 
æ — 761,05 et &æ — 756,49. Or, le nombre 13,6153 résulte 
de plusieurs expériences soignées faites par Fischer pour 
connaître la pesanteur spécifique du mercure parfaitement 
homogène réduite au vide et à zéro de température, et le nom- 
bre 13,5368692 est donné dans le même sens par HACHETTE; 
et comme les petites différences qu'ils ont avec celui plus 
exact de M. Bior tiennent à des causes difficiles à déterminer 
et produisent déjà plus d’un et près de 4 millimètres d’erreur 
sur une hauteur moyenne de 760, on doit s’aftendre à en faire 
de plus graves lorsqu'on employera du mercure mal purgé d'air 
et pris dans le commerce, où il est souvent mêlé d’étain. 
Le meilleur baromètre à euvette n'est exact que lorsque 
l'échelle ou la cuvette étant mobile, on peut à chaque obser- 
vation amener la surface du bain de mercure dans le réservoir, 
à la hauteur du zéro de l'échelle. Dans le cas contraire, lorsqu'il 
n’est point à niveau constant, il n’est exact qu’à un certain 
degré de pression atmosphérique, et il est d'autant plus défec- 
tueux dans tous les autres degrés, qu'ils sont plus éloignés de 
celui-là et que la cuvette est plus étroite. On sent en effet que 
le mercure ne peut monter dans le tube, sans descendre en 
même temps dans le réservoir, qui le fournit, d'une quantité 
qu'on néglige et dont il faudrait tenir compte. Le calcul suivant 
donnera pour {ous les cas la mesure de ces erreurs et le moyen 
de les rectifier. 
