(100 ) 
général. Cependant le mercure y est encore très-gêné, car les 
grandes oscillations qu'on y provoque cessent trop brusquement, 
ne sont point isochrones, et leur étendue décroit par une pro- 
gression trop rapide. Si le dernier mouvement est ascendant, 
le mercure s'arrête avant d'être arrivé à sa vraie hauteur et le 
baromètre se tient trop bas. Il se tient trop haut si le dernier 
mouvement du mercure est descendant. {1 faut donc le choquer 
pour forcer le mercure à achever son mouvement. Cette pré- 
caution ne suffit pas toujours, surtout si le tube est trop étroit 
ou s’il est trop étranglé en un de ses points, car en mesurant 
plusieurs fois la colonne après un balancement suivi de ces 
chocs, on a des différences qui s'élèvent par fois à près d'un 
demi-millimètre. 
Le meilleur baromètre sédentaire est donc le baromètre à 
siphon, ayant un large tube dans lequel le mercure aura assez 
bouilli dans toute sa masse pour le bien purger d'air. L’échelle 
de cuivre (laiton), parfaitement graduée , bien verticale, armée 
d'un vernier donnant les vingtièmes de millimètre, doit être 
assez épaisse pour que ses variations de température suivent 
simultanément celles du mercure. Le réservoir du thermomètre 
de correction doit plonger dans le mercure qui remplit un bout 
de tube de même largeur et épaisseur que celui du baromètre. 
Sa tige traverse une rondelle de liége qui bouche exactement 
l'ouverture. Ce même bout de tube doit être en contact avec le 
tube barométrique et enchassé comme lui dans la monture. 
Par ces précautions, le thermomètre de correction n'est ni 
plus ni moins sensible que le baromètre à l’action du calo- 
rique. Cependant, la hauteur moyenne annuelle du baromètre, 
à la température moyenne de ce thermomètre, n’est pas préci- 
sément égale à la vraie hauteur moyenne annuelle que l'on n'ob- 
tient qu'après avoir ramené chacune des hauteurs observées à 
cette lempérature ou à toute autre température convenue. 
Ainsi, lors même qu’en tenant note des mouvemens d’un ba- 
