( 401 ) 
romètre sédentaire , Fon n'aurait en vue que d’en connaitre la 
bauteur moyenne annuelle, il est utile encore d’en ramener 
chaque fois la colonne observée à une température fixe. Cette 
correction est indispensable dans toute autre circonstance. Sans 
elle, on ne peut déméler les véritables causes des oscillations 
du baromètre; il est impossible d'étudier sa marche diurne, 
l'influence des changements qui s'opérent , soit dans l’état hy- 
grométrique de l'air, soit dans la force et la direction du vent, 
et les prédictions des changements de temps perdent beaucoup 
de leur probabilité. 
Entrons maintenant dans les détails de la correction relative 
à la chaleur. 
Concevons une échelle de cuivre contenant des divisions 
quelconques, mais égales, et supposons qu’elle soit à la tempé- 
rature f, tandis qu’une colonne barométrique dont e!le mesure la 
I 
longueur est à la température #’. Représentons par — le coeffi- 
c 
cient de la dilatation du cuivre pour chaque degré du thermo- 
mètre centigrade, par æ le nombre de millimètres contenus 
dans la partie de l'échelle comprise entre les deux extrémités 
de la colonne, et par y le nombre de millimètres auquel se 
réduit cette partie de l'échelle quand sa température devient 
celle de la glace fondante. Il est évident qu’on aura 
2 = y+— y = TL (c+0). 
Maintenant , si à zéro de température les divisions égales de 
l'échelle deviennent des millimètres, ce qui est le cas des me- 
sures métriques, le nombre y devient égal au nombre des divi- 
sions de l'échelle comprises entre les deux extrémités de la 
colonne barométrique, laquelle reste à la température +’. Ce 
nombre de divisions est donné par l'observation directe ; en le 
