(111) 
Pour faire usage des tables quand l'échelle et la colonne x 
de mercure sont à des températures différentes , opérez comme 
il suit : 
Prenez dans les tables la correction correspondante à la tem- 
pérature t’ du mercure. Prenez le neuvième (ou, plus briève- 
ment , mais moins exactement, le dixième) de la correctior: 
correspondante à la différence #’ — + des deux températures. 
La somme algébrique (c'est-à-dire, en ayant égard aux signes) 
de ces deux quantités sera la correction cherchée. 
La correction exacte est 
Rict! ent. 5h ct mt 
choines-frohruie FX 
het — mt! mt! 
c m + t! m+ t' 
h c(t'—1 mé —t 
sp RE un 
ce (o(m+t—t  g(m+t'—t) 
L'erreur sera donc 
h = 
A—B—-("—5 oi  — . 
c mt 9 (m+t—i) 
Prenons t'—125° et t——5°, Nous aurons 
À — B — } x 0,000109856. 
L'erreur À — B, étant à peu près proportionnelle à la diffé 
rence {’ — t des températures, sera toujours négligeable pour 
des valeurs de » au-dessous d’un mètre. 
