( iSy ) 

 zinc poncée dont on mainlienl la courLurc au moyen des têtes 

 de quelques petits doux. Cette laine, peinte de deux couches 

 noir, puis poncée , est enfin vernie. 



Avec moins de six francs on peut ainsi se procurer un appareil 

 équivalent et même préférable à une très-grande glace. On peut 

 de plus mettre sous la plaque courbe des tiroirs contenant les 

 cristaux d'étude. Cet appareil a néanmoins l'inconvénient fati- 

 gant d'assujettir l'observateur à placer constamment la tour- 

 maline et son œil au point fixe 0, sans pouvoir faire varier à 

 volonté , comme devant une glace , la position de cet œil. 



Cet inconvénient se reproduit dans l'appareil de M.NoriREN- 

 BERG, avec celui bien plus grave, dans certains cas, de réduire 

 l'étendue des images à une petite portion du cbamp de la vision ; 

 mais cet appareil a des avantages qui compensent et au-delà ces 

 inconvcnicns. Comme il est peu répandu encore, j'en donnerai 

 une courte description. 



CA ( fig. 3 ) est une mince glace nue à faces parallèles et in- 

 clinée de 56° sur l'horizon. Elle entre dans un châssis mobile 

 autour d'un axe horizontal passant par le point B, ce qui permet 

 de varier l'inclinaison que mesure un arc de cercle gradué. Si 

 l'on place l'œil au point 0, où vont concourir les rayons réfléchis 

 en A , B, C. . ., on retrouve exactement l'appareil de la fig. i.re 

 Mais si les rayons polarisés AO,BO, CO.. .. rencontrent une 

 mince glace étamée GL perpendiculaire sur BO , ils suivront le 

 chemin ALO' , BEO', CGO' , etc. , traverseront la glace et iront 

 concourir au point 0' où l'on doit maintenant placer l'œil. 



Au-dessus de la glace nue est un anneau qu'on peut approcher 

 ou éloigner de l'œil et qu'on peut faire tourner, avec le verre 

 parallèle qu'il porte , autour d'un axe horizontal ; son inclinaison 

 est mesurée par un axe de cercle. On dépose sur ce verre mince 

 les cristaux d'observation. Enfin une glace noire, dépendance 



