D'E SASTONTIENN CE‘ SI 
AE B fous lequel paroït l'objet, vû du point £; les lignes 
£EB & FDM font cenfées parallèles à caufe de la grande 
diflince, De - là il eft aifé de conclure que c'eft du point Z, 
où répondent les objedifs, qu'il faut compter la bafe HZ, 
& calculer la grandeur apparente AZZ de l'objet AB pour 
-cette diftance: 
En ef, fi le foyer actuel pour à bafe AE eft en G, 
c'eft en & qu'il faut auffi placer le foyer de l’oculaire, puiique 
«ceft au point & que fe toucheront les images des extrémités 
A & B de l'objet; par conféquent , on verra ces deux images 
fe toucher fans changer la diflance CD des objectifs : les 
parties C D du micromitre, qui font ici la quantité que l'on 
cherche, répondront au même objet, foit pour le foyer 77 
en regardant Je Soleil, foit pour le foyer G en regardant 
lobjet terreflre AB; & ces parties, exprimées par CD, 
indiqueront toujours fa valeur de l'angle AEB, foit pour le 
foyer Æ dans un cas, foit pour le foyer G dans l'autre Cas ; 
& cet angle fera toujours le même, parce que AEB ne 
change point , quelle que foit la fituation du foyer G. 
Déux chofes font néceffaires dans les mefures que l'on 
prend avec l’héliomètre; 1° il faut connoître quel fera l'angle 
CFD en minutes & en fecondes lorfqu'on regardera le Soleil : 
c'eft celui que j'ai trouvé de 31’ 30"2: 2.° il faut favoir 
quelle fera la diflance des verres en pouces & en lignes né- 
ceflaires pour comprendre le diamètre du Soleil ; or voici à 
quoi { réduit l'opération précédente. On confidère d'abord que 
l'angle AÆB, calculé pour la ba HE, eft le même que 
celui qui a lieu pour le Soleil au point Æ’; dès-lors l'angle eft 
“connu, puifque lon connoit AB & HE: on confidère 
fecondement que la diflance CD des objectifs eft la même 
que celle qui aura lieu lorfque l'objet paroîtra au point G 
dans le cas de la bafe ÂZE ; ainfi l'on connoît l'angle & la 
diflance des objectifs, c'eft-à-dire les parties du micromètre. 
Pour que l'on puifle juger de la précifion fur laquelle il 
ft permis de compter dans le réfaltat des obfervations que 
je viens de rapporter, il fuffit de dire que fix pouces d'erreur 
CG 
