loo Histoire de l'Académie Royale 

 qui Tervent à mefurer les objets lumineux, & eiiiin que fi 

 on a détermine la valeur des parties d'un miciomètie attaché 

 à un indiuinent , il faut bien prendie garde à ne point changer 

 l'ouverture de la lunette, fur-tout ii l'objedit en e(l blanc 

 comme ils le font ordinaiienient , ou fi on la change, déter- 

 miner de nouveau la valeur de ces parties qui aura certai- 

 nement changé avec la longueur du foyer. 



Il fuit encore que les Tables des ouvertures qu'on doit 

 donner aux objeéliis qu'on trouve dans un grand nombre de 

 livres de Dioptrique, lont pour la pluljwrt très-défeiilueufes, 

 & c'ed ce qui a déterminé M. le Gentil à en calculer une 

 d'après les principes de M. Newton , & à la loûmettre à 

 l'expérience qui l'a pleinement confirmée : on la trouvera à 

 la fin de ce Mémoire; il y a joint la longueur du foyer de 

 l'oculaire qui convient à chaque objeélif, &. la petite quan- 

 tité dont la couronne d'aberration fùrpalîè l'image. 



On pourroit peut - être penfer que l'ouverture des ob- 

 je>5lifs dépend non ieulement de la longueur tie leur foyer, 

 mais encore de leur bonté, Se que les verres médiocres ne 

 peuvent fupporter la même ouverture que les bons ; mais 

 cette objeéfion tombent d'elle-même fi la figure du verre eft 

 régulière, puikjue quelle c]ue (oit la quantité de rayons qu'il 

 tianfmette à Yœ'il, les rayons colorés y /êront toujours ref- 

 peèlivement en même proportion , & que fi le défaut du 

 verre venoit de fa figure , il défigureroit l'objet Se devroit 

 être rejeté. 



L'objeclion qu'on tireroit de l'uGge où /ont les Afiro- 

 nomes de rétrécir l'ouverture des lunettes pour obferver le 

 Soleil, la Lune ou Vénus, ne conclut pas davantage; car if 

 efi certain qu'on change par ce moyen le foyer de l'objeflif, 

 &. que fi ayant déterminé la valeur des parties du micro- 

 mètre avec une ouverture ordinaire, on vient à la rétrécir 

 confidérablement, le foyer devenant alors plus court, le même 

 nombre de parties du micromètre mefurera un plus grand 

 angle, & on fe trompera néceiïiiirement dans la mefure: il 

 jie faut donc pas employer ce moyen lâns recommencer avec 



